4 59 



460 



stanz der Lichtstärke, Continuität des Spec- 

 trums, Mangel lästiger Wärmewirkungen, 

 Compendiosität — dass seine Verwendung zur 

 Mikrospectralanalj-se. speciell zur quantita- 

 tiven, wohl als ein wesentlicher Fortschritt 

 bezeichnet werden darf. Ich habe alle ausser 

 den bereits genannten Beobachtungen mit 

 ihm angestellt und will nicht unterlassen der 

 warmen Empfehlung, welche zuerst van 

 Heurck. daun Stearn. Stein u. a. der 

 Verwendung des Glühlichts zu mikroskopi- 

 schen Zwecken angedeiheu Hessen, auch 

 meinerseits nachdrücklichst zuzustimmen. 



Da es bei unseren Messungen, vne über- 

 haupt hei mikroskopischen Beobachtungen 

 immer nur auf Erleuchtung einer sehr klei- 

 nen Fläche ankommt, reichen sehr kleine 

 Lämpchen uud sehr geringe electromotorische 

 Kräfte aus. Häufig genügt schon ein soge- 

 nanntes Miguonlämpchen von ErbsengTÖsse, 

 bedient von zwei , höchstens drei der kleinen 

 Grove sehen Zellen, wie sie du Bois-Reymond 

 zu electrophysiologischen Zwecken einführte. 

 Besser, weil dauerhafter und grösserer Licht- 

 entwickelung fähig, sind aber im Allgemeinen 

 etwas grössere Lämpchen, bei denen man mit 

 3 — 4 kleinen oder :i gi-össeren Groves das er- 

 forderliche Maximum erreichen kann '). Um 

 die Helligkeit z^vischen Null und dem Maxi- 

 mum schnell beliebig abstufen zu können, be- 

 diene ich mich der Lichtschraube, eines Rheo- 

 stats eigener Construction, einer ausserordent- 

 lich einfachen Vorrichtung, die anderwärts'^) 

 beschrieben werden wird. Dieselbe ist, was 

 Leistungen, Compendiosität, Dauerhaftigkeit, 

 Art, Sicherheit und Leichtigkeit der Hand- 

 habung angeht, durchaus das Seitenstück 

 eines einfachen Gashahnes. Der kleine Appa- 

 rat beansprucht nur den Raum vou 3 ■ — 4 

 ccm. Er wird passend am Mikroskopstativ 

 angeschraubt. 



Zur Erzieluug des vortheilhaftesten Licht- 

 eifects bringe ich, im Besonderen wenn ohne 

 Anwendung des Vergleichsprismas gearbeitet 



'; Die Firma Grein er und Friedrichs in 

 Stützerbach liefert solche Lämpchen, wie auch Glüh- 

 lampen jeder anderen Art in vortrefflicher Aus- 

 führung. 



2) Onderzoekingen etc. 'a: X. 1887. S. 169 u. flg. 

 Die Lichtsehraube ist vom ^Mechaniker des physiolo- 

 gischen Instituts, D. Kagenaar, zu beziehen, ein- 

 zeln (zum Anschrauben ans Mikroskop oder den Tisch 

 3.50 fl. holl., mit Glühlampenstativ verbunden, jede 

 Einstellung und Bewegung der Lampe bequem gestat- 

 tend, bei jedem beliebigen Mikroskop ohne Weiteres 

 zu gebrauchen: 1-5.5U li. hoJl. 



werden kann, das Glühlämpchen einige Cen- 

 timeter unterhalb der Linse des Abbe'schen 

 Condensors, unter dem Diaphragma an und 

 senke den Condensor so weit, dass ein mög- 

 lichst helles, etwa "2 mal vergrössertes Bild 

 des ganzen glühenden Bogens in der Ebene 

 des Objects entworfen wird'). Da die Licht- 

 stärke in der Mitte des Gesichtsfelds in einem 

 den Bereich der zu verwendenden Spaltweiten 

 jedenfalls noch übertreffenden Umfang völlig 

 gleich sein muss, <ler Bogen aber gegen seine 

 beiden Befestigungspunkte hin wenigerstark 

 glüht, ist es nöthig so einzustellen, dass die 

 Mitte der Länge und Breite des Bogenbüds 

 genau in die !Mitte des Gesichtsfelds fällt. Es 

 kommen jedoch auch Lämpchen vor, bei 

 denen cHe leuchtendste Partie des Bogens 

 nicht genau in der ^Nlitte liegt und die Hel- 

 ligkeit vom Maximum nach verschiedenen 

 Seiten ungleich schnell abnimmt. Solche 

 sind zu verwerfen oder doch nur in andrer, 

 in Bezug auf die Vertheilung der Helligkeit 

 symmetrischer Stellung zu benutzen. In 

 jedem Fall ist es nöthig, sich durch besondere 

 Versuche zu überzeugen, ob der Bedingung 

 gleichmässiger Helligkeit des zu benutzen- 

 den Theils des Gesichtsfeldes genügt ist. Dies 

 kann in einfachster Weise so geschehen, dass 

 mau nach erfolgter vorläufiger Einstellung 

 den Strom vom Minimum an wachsen lässt, 

 bis das Glühen eben beginnt. In der Regel 

 wird dies im mittelsten Abschnitt des Bogens 

 in mehr als genügender Ausdehnung ganz 

 gleichzeitig der Fall sein. Fürs Auge erscheint 

 dann hier auch bei jeder anderen Stromstärke 

 die Helligkeit an allen Punkten gleich. Völ- 

 lige Gewissheit liefert die Prüfung der Spee- 

 tren beider Spalthälften auf ihre Gleichheit, 

 welche nie unterlassen und in wenigstens 

 drei Farben vorgenommen werden sollte. — 

 Zur bequemen Einstellung des Glühlämp- 

 chens fand ich es besonders zweckmässig, das- 

 selbe mit dem die Leitungsdrähte tragenden 

 Verbindungsstück an einer Westien' sehen 

 Universalklemme kleineren Formats zu be- 

 festigen, welche ihrerseits auf einer kleinen, 

 in den Mikroskoptisch beweglich einge- 

 schraubten Stange verschiebbar ist. Die Ein- 

 Stellung, einmal richtig erfolgt, bleibt dann 

 auch bei etwaigen Bewegungen des ^liki'o- 



'j Unter Zuhilfenahme des Mikroskopspiegels und 

 eines kleinen, seitlich im Dunkelkasten angebrachten 

 Spiegelchens dient das Glühlämpchen zugleich zur Er- 

 leuchtung der Skala des Mikrophotometers. 



