461 



462 



skops unverändert. Doch schraube ich grös- 

 serer Sicherheit halber letzteres immer noch 

 ausserdem am Beobachtungstisch fest. Der 

 Abbe'sche Apparat muss unter allen Umstän- 

 den festgeschraubt werden. 



Muss das Vergleichsprisma benutzt werden, 

 so bringe ich in der Höhe desselben, in der 

 Verlängerung der Axe des seitlichen Ansatz- 

 rohrs, an einem gleichfalls am Mikroskop an- 

 zuschraubenden, jede erforderliche Verschie- 

 bung gestattenden Arme ein zweites Glüh- 

 lämpchen an. An Stelle des Spiegels zwischen 

 Lampe und Prisma wird eventuell eine 

 schwache Convexlinse eingesetzt, deren Ab- 

 stand von Lämpchen und Prisma innerhalb 

 der erforderlichen Grenzen variirt werden 

 kann. Die zum Lämpchen führende Leitung, 

 welche zu der der anderen Lampe eine Neben- 

 schliessung bildet, enthält, wie auch die 

 Hauptleitung , ebenfalls eine Lichtschraube. 

 Dieselben drei G rove'schen oder Bunsen'schen 

 Zellen genügen in allen Fällen zur Speisung 

 beider Lämpchen. Man ist so in bequemster 

 Weisein Stand gesetzt, Lichtstärke und Farbe 

 beider Spectren, bei beliebiger absoluter Hel- 

 ligkeit, gleich zu machen und gleich zu er- 

 halten. Die Controle erfolgt wie oben durch 

 Vergleichung der Spectren bei gleicher Spalt- 

 weite in wenigstens drei Farben. 



Die Kette bleibt nur während der Einstel- 

 lung und der Messung geschlossen, was nicht 

 nur einer schnelleren Abnutzung der Lämp- 

 chen und der Batterie vorbeugt, sondern auch 

 insofern sachliche Vortheile hat, als etwaige 

 Aenderungen des Farbstoffs durch das Licht 

 möglichst verzögert werden. 



Einen wesentlichen Vorzug des electrischen 

 Glühlichts erblicke ich darin, dass dasselbe 

 unter Benutzung der Lichtschraube je nach 

 der subjectiven Helligkeit der gerade beo- 

 bachteten Gegend des Spectrums leicht und 

 genau abgestuft werden kann. In dem hellen 

 Gelb kommt man begreiflicherweise im All- 

 gemeinen mit viel schwächerem Licht aus 

 als in den dunklen äussersten Gegenden des 

 Spectrums. Es darf als allgemeine Regel 

 gelten, dass in jeder Gegend des Spectrums 

 bei der geringsten Lichtstärke gemessen wer- 

 den soU, bei welcher daselbst kleinste Hel- 

 ligkeitsunterschiede bequem bemerkt werden 

 können. Ausser dem Vortheil,an allen Stellen 

 des Spectrums bei maximaler Empfindlichkeit 

 des Auges für Helligkeitsunterschiede beo- 

 bachten zu können und das Auge nicht un- 



nöthig zu ermüden, erreicht man so noch den 

 Gewinn, dass das diffuse gemischte Licht ge- 

 schwächt wird, welches in unseren, wie über- 

 haupt in allen Spectralapparaten über dem 

 Spectrum lagert und die Sättigung und Rein- 

 heit der Farben wesentlich beeinträchtigen 

 kann ; ein Einiluss, der sich bei Anwendung 

 von Gaslicht und Glühlampen namentlich 

 auffällig darin zeigt, dass das Indigo, ja selbst 

 noch das Blau, wegen des im Lichte dieser 

 Lampen relativ sehr starken Roth , einen 

 Stich ins Violett erhält, ja völlig violett wird, 

 und dass über dem äussersten Roth und Ul- 

 traroth ein Lichtdunst liegt. Bei Anwendung 

 von Sonnenlicht zeigt sich ausser letzterem 

 Phänomen besonders eine allgemeine Ab- 

 nahme der Sättigung, die natürlich in den 

 äussersten, lichtschwächsten Partien des 

 Spectrums am auffälligsten ist. Da man ge- 

 rade in diesen äussersten Partien wegen ihrer 

 geringen Wirkung aufs Auge am ehesten sehr 

 starke Lichtquellen zu verwenden gezwungen 

 ist, genügt hier möglichste Verengerung des 

 Spalts imd Einschaltung enger Diaphragmen 

 oft nicht völlig zur Beseitigung jener Stö- 

 rungen. Man kommt aber leicht zum Ziele, 

 wenn man dann noch zwischen Lichtquelle 

 und Object oder zwischen Ocular und Auge 

 farbige Gläser einschaltet, welche wesentlich 

 nur die gerade zu beobachtenden Strahlen- 

 gruppen durchlassen. Für Beobachtungen 

 im Blau und Indigo z.B. Kobaltglas, für Roth 

 sogenanntes Kupferüberfangglas. Selbstver- 

 ständlich können auch farbige Flüssigkeiten 

 (Kupferoxjd-Ammoniak, doppelt chromsaures 

 Kali) unter Umständen dem gleichen Zwecke 

 dienen. 



Wegen weiterer, die Methodik der Mikro- 

 spectralphotometrie betreffender Punkte, 

 möge auf früher Gesagtes') verwiesen werden. 

 Zum Verständniss der Tabellen und Curven 

 sei nur noch Folgendes bemerkt. Die Stellen 

 des Spectrums, an welchen der Lichtverlust 

 gemessen ward, sind jedesmal durch die in 

 den Tabellen in Hundertstel -Mikren, in 

 den Curven in Tausendstel-Mikren ausge- 

 drückten Wellenlängen bezeichnet, welche die 

 Mitte des jeweilig beobachteten farbigen 

 Felds einnahmen. Die Breite des letzteren 

 entsprach immer einer Wellenlängendifferenz 

 von 0.0 1 fji. Das ganze übrige Spectrum war 

 mittelst der Ocularschieber abgeblendet. So 



') Bot, Ztg. 1884. Nr. 6. - Ouderzoek. etc. (3; IX. 

 1884. p. 1. 



