PETITE CORRESPONDANCE 



E. L. — L'hygromètre de Saussure est un ancien 

 appareil, à peu près abandonné aujourd'hui pour d'autres 

 qui sont plus simples et moins délicats, s'il s'agit de 

 la pratique quotidienne, ou plus exacts s'il s'agit de 

 recherches scientifiques. Sa graduation théorique, fon- 

 dée sur la fabrication de milieux formant une série 

 graduée entre la sécheresse absolue et l'humidité abso- 

 lue, n'a qu'une précision très relative. 



Si vous n'avez pas à votre disposition un fabricant 

 d'appareils de physique, vous pourriez aisément réparer 

 vous même votre hygromètre en fixant un cheveu 

 humain, par l'une de ses extrémités, au bouton de 

 cuivre qui se trouve vers le haut, et en l'enroulant, par 

 l'autre bout, autour de la poulie qui porte l'aiguille. Le 

 cheveu doit être au préalable soigneusement dégraissé, 

 afin que l'humidité de l'air puisse bien le pénétrer ; 

 pour cela vous le placerez dans de la cendre et vous l'y 

 laisserez quelques heures; vous pourrez également le 

 tremper dans une solution de soude très faible, pour ne 

 pas le brûler. 



Le cheveu étant fixé, il est aisé de comprendre que 

 quand il se raccourcira par l'effet de la sécheresse, il 

 fera tourner la poulie et par suite baisser l'aiguille. 

 Quand l'air sera humide, il s'allongera, et alors le 

 contre-poids faisant tourner la poulie, l'aiguille remon- 

 tera vers le haut . 



11 reste à régler l'appareil ; vous pourrez le fixer 

 à ou à 100° en le plaçant dans un air très sec ou très 

 humide. Dans le premier cas, vous le mettrez sous une 

 cloche dans laquelle l'air sera desséché par du chlorure 

 de calcium et de l'acide sulfurique ; dans le second cas, 

 vous le suspendrez au-dessus d'un vase contenant de 

 l'eau bouillante. Vous pouvez encore le laisser séjourner 

 une journée dans une atmosphère modérément humide 



et le fixer ensuite, en attachant le cheveu de façon que 

 l'aiguille marque 40° ou 50°. 



Les chiffres n'ont pas grande importance, mais l'hy 

 gromètre pourra toujours vous être utile si vous notez 

 le point où l'aiguille se trouve à l'état normal. Si un 

 jour vous constatez qu'elle est sensiblement plus haut 

 ou plus bas, vous pourrez en conclure que l'air de la 

 serre est trop sec ou trop humide, et prendre des pré 

 cautions en conséquence. 



* 



* * 



V. O, àPalerme. — Parmi mes Orchidées, je possède 

 un Phalaenopsis amabilis qui porte une capsule de 

 graines. Me trouvant dans la nécessité de lui donner un 

 panier plus grand et par conséquent de le tenir sec 

 pendant plusieurs semaines, je crains que le repos et le 

 changement de panier ne fassent du tort à la semence. 

 Je me demande donc si je dois ou non le changer. 



R. — Ce serait dangereux, en effet, et nous vous 

 conseillerons plutôt, si vous ne croyez pas pouvoii 

 attendre, de placer le panier lui-même avec la planti 

 dans un autre panier plus grand en attendant de pou 

 voir, l'année prochaine, supprimer l'ancien définitive 

 ment. De cette façon, la plante ne souffrira pas, et 1: 

 maturation de la graine ne sera pas compromise. 



Peut être aussi pourrez-vous attendre et laisser le 

 choses en l'état, pourvu que la santé de la plante n 

 paraisse pas compromise. Les Phalaenopsis peuven 

 être cultivés dans des récipients assez petits, car leur 

 racines restent en grande partie hors du compost 

 l'air libre. 



* 



* * 



E. A. — 1° Odontoglossum Rossi var. majus ; 2° Cy 

 pripedium vernixium ; 3° Phajus maculatus. 



Nouveau Catalogue de L' HORTICULTURE INTERNATIONAL! 



La publication d'un nouveau Catalogue de L'HORTICULTURE INTERNA 

 TIONALE est un événement d'une haute importance pour quiconque s'intéress 

 aux Orchidées, les étudie ou les cultive. 



Aucun Etablissement d'Horticulture, en effet, n'est à même de disposer d'u: 

 stock d'Orchidées aussi beau et aussi vaste que le grand Établissement d'im 

 portation qui a déjà doté l'horticulture de tant de magnifiques découvertes e 

 dont les serres sont de véritables modèles de belle culture. 



En outre d'une LISTE GÉNÉRALE comprenant la plupart des Orchidée 

 connues, ce Catalogue comprendra la longue et brillante série des nouveauté 

 introduites par l'Établissement depuis un an, et dont plusieurs ont déj 

 acquis une grande célébrité, Cattleya Warocqueana, Cattleya Rex, Cattleya Buyssà 

 niana, Oncidium Leopoldianum, Cochlioda Noezliana, Laelia Schrôderi delicatà 

 Mormodes Lawrenceanwn etc., ainsi que des collections composées spécialemei 



pour LES DÉBUTANTS. 



Ceux-ci trouveront également indiqué dans la Liste Générale des Orchf 

 dées le mode de traitement en pot, en panier ou sur bloc, en serre chaudi 

 tempérée ou froide, qui convient à chaque espèce ; ces renseignements lei| 

 rendront évidemment de grands services pratiques. 



Le Catalogue est adressé franco à toutes les personnes qui en font la demande à 

 L HORTICULTURE INTERNATIONALE, 79, rue Wiertz, à, Bruxelle 



H M H E l\/l A M H C P° ur l'Amérique un jeune jardinier connaissant la culture des Orchidées et des plan 

 U M U L IVI A \\ U L de pleine terre, et capable de s'occuper également d'agriculture. — S'adresser au bure, 

 du Journal. 



