des Sciences de Saint- Pétersbourz. 
174 
den Einregistrirungsapparat, und folglich einen gros- 
sen Theil der den Indicatoren anhaftenden Fehler zu 
vermeiden, hat man an der sehr dünnen Achse des 
Rades ein kleines Róllehen laufen zu lassen, dessen 
Durchmesser 10 mal so gross ist als der Durchmes- 
ser der Achse des Rades; an einer Stelle des Umfangs 
des Röllchens ist ein nicht metallenes Stück einge- 
setzt. Leitet man den galvanischen Strom aus der 
Leine in die Achse des Flügelrades, und durch die 
Achse des Róllehens weiter zum Loth, so ist jedes- 
mal bei 10 Umdrehungen des Flügelrades der Strom 
einmal unterbrochen, und man erhält einen Punkt 
oder Strich auf dem Papier des Telegraphen. Sollten 
nun selbst auch bei diesem Apparate die verschiede- 
nen Geschwindigkeiten in verschiedenen Tiefen eine 
kleine Correction nóthig machen, so ist solche nach 
einer ersten, mit Hülfe der anderen Methode in Tie- 
fen von circa 1000 Faden ausgeführten und gelungenen 
Messung, als gefunden zu betrachten; man kennt näm- 
lich die Zahl der Umdrehungen für jede Marke; die 
Differemzen der ersten und jeder einzelnen der fol- 
genden Marken, sind diese Correctionen, welche je- 
denfalls eine gewisse Reihe bilden müssen, analog der 
früher für die abnehmende Fallgeschwindigkeit des 
Loths gefundenen. Da eine solche Reihe bis zu be- 
liebigen Tiefen durch Rechnung fortgesetzt werden 
kann, so ist bei allen spüteren Messungen die Tiefe 
unmittelbar durch die Zahl der angegebenen Umdre- 
hungen bekannt. | 
Was die Temperaturbestimmungen im Ocean be- 
trifft, so ist, glaube ich, die Hoffnung. nicht zu ge- 
wagt, man werde mit Hülfe der Electricität bei jeder 
einzelnen Messung den Wärmegrad aller Punkte von 
der Oberfläche bis zum Grunde kennen lernen. Das 
Vni, ein solches Resultat zu erzielen, wire sehr ein- 
. Ersetzt man nämlich in einem Metallthermome- 
ter den im Kreise sich bewegenden Zeiger durch ein 
leichtes metallenes Rad, so kann man die Bewegung | 
lesselben zur Unterbrechung des Stromes benutzen, | 
indem man ein kleines Rôllchen an den Umfang des | _ 
Rande des Rades ersetzt. Pre dun Broidi- 
E a a nit den 
Won dessen Achse ETF g 
Heraufholen des Grundes 
leitet werden kann. Kommt nun bei der Kreisbewe- 
gung des Rades eine lackirte Stelle seines Umfanges 
an das Róllchen, so ist der Strom unterbrochen. Lässt 
man ein solches Instrument in die Tiefe, so wird bei 
jeder Anderung der Temperatur um 1°, durch Unter- 
brechung des Stromes, auf dem Papiere des Telegra- 
phen ein Zeichen erscheinen; damit dieses von den 
durch die Marken und deu Aufstoss (oder durch die 
Umdrehungen des Flügelrades) erhaltenen Zeichen 
abweiche, lässt man die Unterbrechung des Stromes 
nur momentan Statt finden, indem augenblicklich nach 
derselben durch eine einfache Vorrichtung das Röll- 
chen abgehoben, und auf eine nicht lackirte Stelle 
des Radumfanges geschoben wird. Wie sich von selbst 
versteht, befindet sich das Werk selbst, mit Aus- 
nahme des bewegenden thermometrischen Metallsta- 
bes, in einem von allen Seiten geschlossenen und mit 
Knochenöl gefüllten Gehäuse. Es ist kein Grund vor- 
handen, zu glauben, dass ein derartiges Instrument 
bei grossem Drucke nicht richtig arbeite. Zur Ver- 
meidung des Einflusses des letzteren kann man zum 
thermometrischen Metallstab dicke Zink- und Stahl- 
platten nehmen, die, zusammengeschraubt und dann 
noch sorgfältig verlöthet, fast als ein einziges Stück 
zu betrachten sird. Die Temperaturen bestimmt man 
vielleicht am sichersten beim Heraufziehen ") der 
Leine, oder verificirt dann wenigstens die bei Hinab- 
gehen des Loths erhaltenen Angaben. 
Ist einmal eine genügende Anzahl Messungen vor- 
handen, so wird es wohl auch durch genaue Kennt- 
niss unterseeischer Temperatur móglich sein, etwas 
Näheres über Tiefe und Richtung NEMO "e 
mungen sagen zu kónnen. CUM 
Was die Forderung anbetritft, Grund in gr Ss móg- 
licher Quantität i in die Hóhe zu bringen, 80 virs sie, 
da, Dank der Electri nicht zu dünne Leine! 
pee wein ee ws am à besten durch 
MW S 
wer: Januar. D 10 und D b 
* 17) Nach Ablósung des Li ths K ds 
trischen Leitung dienen, wozu I 
nen sie an vens se S 
