"EE NA ET IP e, EN eR. co ia fei du it o le ir E E e din EE 
213 des Sciences de Saint- Petersbourg. 
214 
étre sujet à un petit déplacement dans le sens du 
dernier mouvement de la vis de rappel. Néanmoins 
on fera le dernier mouvement de cette vis toujours 
‚dans le méme sens pour toutes les observations de la 
méme nuit. Dans la nuit suivante on donnera ce mou- 
vement dans le sens opposé. 
8) On fera pour chaque microscope la lecture du 
trait de division précédent et suivant, soit pour éli- 
miner efficacement les erreurs dans l'ajustement des 
microscopes, soit pour diminuer l'influence des er- 
reurs accidentelles des traits de division. 
9) La recherche des.erreurs périodiques des mi- 
crométres dans les microscopes sera répétée. Voici 
les formules qui donnent les corrections pour les mi- 
croscopes du cercle méridien de Poulkova. Elles 
montrent qu'on doit bien avoir égard à ces erreurs, 
dés qu'il s'agit de fractions de seconde: 
Mier. I. € = —0{098 cosu —07295 sin —0/057 cos2u —07049 sin 2% 
» IL C= 4-0,109 cosu +0,152 sin u +-0,070 cos 2«-+0,070 sin2% 
» HI. € = —0,153 cosu +-0,193 sin u —0,038 cos 2u —0,060 sin2 u 
» IV. € — —0,075 cosu —0,104 sin x -+-0,031 cos2 u —0,013 sin2u 
u signifie l'arc compris entre le zéro du micromètre 
et Vindication de l'index du tambour. On voit que le 
mier. I. peut donner l'angle entre les étoiles et la 
planète fautif de presque deux tiers de seconde. Hi 
ne parait pas inutile d'ajouter que ces vis sont choi- | 
sies d’après un examen préalable d'un nombre plus 
grand. e 
10) Pour diminuer autant que possible les difficul- 
tés qui pourraient résulter d'un éclat supérieur des 
régions polaires de la planéte, il faut employer un 
grossissement trés fort. Mais en considérant que la 
coopération d'instruments de moindre force optique 
serait fort utile, je propose de n'employer qu'un gros- 
sissement de 170 fois, afin de rendre plus conformes 
entre elles les observations faites sur les différentes 
stations. 
ll va sans dire que les p )ropositi écédent ne | 
doivent pas paraître rendre Grp les mesures | 
micrométriques à faire dans un seul observatoire, à 
grandes 
3 distances au méridien, comme l'a proposé) 4, | 
M. Airy. Mais à Poulkova la jatitude de 60° oppo- ab EL 67 
serait, à l'exécution de ces mesures miero 
a décidé qu'à Poulkova les observations hors du mé- 
ridien ne seraient pas exécutées. Aussi les observa- 
tions méridiennes ne se feront chez nous que dans le 
cas où de la part d'un observatoire de l'hémisphère 
austral la coopération sera assurée. 
Liste des étoiles de comparaison. 
Les grandeurs sont données d’après le nouveau Catalogue de 
^ Bonn. 
Aoüt 20 — Sept. 24 incl. 
Grand. a 1863,0 & 1863,0 
9 Pie 4,5 0^ 41"35* + 6° 5054 
20 Ceti 52 046 1 —1 53,3 
26 Ceti 6,0 0 56 46 +0 37,9!) 
80 Pic. 6,9 ^L |! 19 4 555 
Août20 1 14 6 + 250,4 
d Iso 1:17 22 ^3 44 
Sept. 24 1 456 +2 14,3 
v. Pisce. 5,0 123 90 5 26,1 
y Pisc. 5:0 1 34 18 + 4 47,6 
Lal3298 6,5 141 20 +3 09 
t Pise. 5,0 1 46 28 -+ 2 30,7 
Décl. moy. des étoiles + 3°17 
Sept. 25 — Oct. 6 incl. 
Lal.670 7,0 COITU P 61 
18 Cet 8 0 31.4. 1.184 
60 Pise. 6,8 04018 +5 59, 
20 Ceti 5,2... 046 1. —1 53,3 
Sept. 25. 1.350 +2 10,2. 
S od 6 05037 +1.264 
89 Pise. 5,50. L1044 + 2.535... 
43 Od 7,2 115,94. 11090... 
Lal2614 7,2 ] 19 SE sh E EE 
"RE 3:0 orh Ec pee 
70 
Lal. 261 
des inconvénients trés graves. C'est pourquoi Je Di DR ret 
E . recteur de l'observatoire, M. 0. Struve, en approu- L SE 
S non ae L , Bi | 
Bean a 
S inan 
