115 
Bulletin de l'Académie Impériale 
116 
iaio innen 
Entfernung vom Meere aus in die Augen, besonders 
seitdem das Lassell’sche Instrument nebst zugehöri- 
gem Thurme, welche entschieden zu den augenfällig- 
sten Objecten auf der Insel gehören, dort errichtet ist. 
Die Aufstellung des Instruments ist gans analog der 
des älteren Lassell’schen Teleskops. Eine massive 
conische Polarachse von beiläufig 10 Fuss Länge, 
trägt an ihrem oberen Ende einen Vollkreis von gegen 
8 Fuss Durchmesser, der getheilt ist und als Stunden- 
kreis dient. Auf diesem Kreise sind unter rechtem 
Winkel, so dass sie also gewissermaassen eine Verlän- 
gerung der Polarachse bilden, zwei gleichfalls sehr 
solide Stützen von gegen 10 Fuss Höhe in 6 Fuss 
Abstand von einander angebracht. Zwischen diesen 
Stützen bewegt sich das Teleskop in Lagern auf und 
nieder und beschreibt bei dieser Bewegung in allen 
Richtungen Theile von Declinationskreisen. 
Das Teleskop ist dabei in seinem Schwerpunkte 
unterstützt, welcher natürlich wegen des grossen Ge- 
wichts des Spiegels (2700 Pfund), viel näher zu die- 
sem als zum Oculare hin fällt. In der That ist das Ver- 
hältniss der beiden Rohrtheile, von den Lagern an ge- 
rechnet, nahezu wie 1: 5. Zur Vergrösserung dieses 
Verhältnisses hat auch der Umstand mit beigetragen, 
dass das Rohr, dessen wesentlichste Bestimmung be- 
kanntlich nur die ist, eine feste Verbindung des klei- 
nen Spiegels mit dem grossen herzustellen, nicht wie 
sonst gewöhnlich vollständig umkleidet ist, sondern 
aus 16, durch erhebliche Intervalle von einander ge- 
trennten, eisernen Rippen besteht, die durch mehrere 
Querreifen unter sich verbunden sind. Diese Construc- 
tion des Rohrs bietet noch den Vortheil dass, indem 
die Luft frei durch die Rippen hindurchstreichen 
kann, alle diejenigen Störungen der Bilder vermieden 
werden, welche sich durch ungleiche Erwärmung der 
Luft im Innern des Rohrs und daraus hervorgehende 
Luftströmungen erzeugen könnten. Andrerseits wird 
dabei freilich nicht alles Seitenlicht vom Spiegel ab- 
gehalten, aber dieser Umstand fällt nur wenig ins 
Gewicht, besonders da das Instrument meist nur bei 
voller Nacht angewandt wird. 
Der vorstehend erwähnte Stundenkreis ist an sei- 
nem Umfange gezahnt und mit einem Räderwerk 
in Verbindung gesetzt, wodurch die Möglichkeit ge- 
boten wäre, das Teleskop mittelst Uhrwerks der Be- 
wegung der Sterne folgen zu lassen. Es hätte jedoch 
ein solches Uhrwerk, bei dem ungeheuren Gewichte 
der zu bewegenden Theile, entsprechend enorme Di- 
mensionen und namentlich auch sehr grosse Treib- 
gewichte haben müssen, wodurch die Ausführung 
nieht bloss sehr kostspielig geworden wäre, sondern 
auch nicht unbedeutende räumliche Schwierigkeiten 
zu überwinden gehabt hätte. Herr Lassell hat es 
daher vorgezogen, sich des Uhrwerks ganz zu bege- 
ben und statt dessen die entsprechende Bewegung des 
Instruments durch einen Gehülfen hervorbringen zu 
lassen, welcher, auf eine Secundón-Uhr schauend, einer 
mit jenem Kreise durch das erwähnte ‘Triebwerk in 
Verbindung gesetzten Kurbel in jeder Secunde eine 
Umdrehung gibt, wodurch gerade die gewünschte 
Fortrückung des Instruments erzeugt wird. Wie die 
Erfahrung lehrt, erfüllt dieses Auskunftsmittel, das 
freilich die Thätigkeit eines speciell darauf eingeüb- 
ten Gehülfen während der Beobachtungen ganz in 
Anspruch nimmt, seine Aufgabe in befriedigender 
Weise. | 
An eine Beschirmung oder Bedachung des ganzen 
Instruments war nicht wohl zu denken. Es hätte ja 
das dazu erforderliche Gebäude gegen 60 Fuss Höhe 
und 80 Fuss Durchmesser haben, also etwa zwölf 
Mal so viel Raum enthalten müssen, wie der grösste 
Drehthurm der Pulkowaer Sternwarte. Es ist daher 
das Instrument ganz im Freien aufgestellt und nur in 
einiger Entfernung mit einer Mauer umgeben, um u- 
gebetenen Besuch abzuhalten. Der grosse Spiege 
wird jedoch jedesmal nach der Beobachtung mit ei- 
nem Blechdeckel, der sich zusammenschlagen und 
durch die Rippen bequem in das Rohr hineinführen 
und auch wieder aus demselben entfernen lässt, geget 
äussere Einflüsse geschützt. 
In dem Vorstehenden ist bereits angedeutet, dass 
auch dieses Spiegelteleskop gleich dem älteren Las- 
sell’schen, Newtonischer Construction ist. Der grosse 
Spiegel hat 4 Fuss Durchmesser und eine Brennweite 
von 37 Fuss. Herr Lassell, unter dessen persónli- 
cher Leitung das Instrument in all seinen eiuzelnt? 
Theilen gearbeitet ist, hat gleich zwei nahezu iden- 
tische Spiegel angefertigt, welche abwechselnd gê- 
braucht werden können, damit keine Unterbrechung 
der Arbeit eintritt, falls etwa der eine durch à hal- 
tenden Gebrauch an Politur etwas gelitten haben 
sollte. Bei dem angewandten Spiegelmetalle, einer au 
nt 
in 
