27 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
een 
zwei Gewichtstheilen Kupfer auf einen Gewichtstheil 
Zion bestehenden Legirung, und bei den günstigen 
Bedingungen, unter denen das Instrument in Malta 
aufgestellt ist, tritt ein Wechsel des Spiegels nur 
nach sehr langen Intervallen, gewöhnlich erst nach 
mehrmonatlichem Gebrauche ein. Was die relative 
optische Vollkommenheit der beiden Spiegel betrifft, 
so meint Lassell, dass zwischen denselben kein irgend 
merklicher Unterschied stattfinde. Hievon mich selbst 
zu überzeugen, reichte die kurze Dauer meines Auf- 
enthalts in Malta nicht aus. 
Wenn das Fernrohr gegen das Zenith gerichtet ist, 
wird der grosse Spiegel durch ein System dreiarmi- 
ger Hebel, wie sie Lassell bereits 1850 angegeben 
hat, an einer grossen Menge von Puncien unterstützt. 
Da aber diese Unterstützung, bei geneigter Lage des 
Spiegels, einer Formveränderung desselben durch 
die eigene Schwere nicht vorbeugen würde, hat Las- 
sell noch ein zweites System von Gegengewichten 
angebracht, welche in mehreren parallel laufenden 
Reihen in die Rückseite des Spiegels eingreifen. Letz- 
terer nimmt seine regelrechte Form an, sobald die 
sämmtlichen Achsen jener Gegengewichte horizontal 
stehen. Um dieses für alle Richtungen des Instru- 
ments zu erzielen ist es nothwendig, dass der Spiegel 
im Rohre oder vielmehr das Rohr sammt Spiegel um 
seine eigene Achse gedreht werden kann. Diese Ope- 
ration muss bei jeder einzelnen Beobachtung, wenn 
es sich um scharfes Sehen handelt, vorgenommen wer- 
den, und für ihre Ausführung ist das erforderliche 
Räderwerk an dem in den Lagern ruhenden Mittel- 
stück, das der Mulde an unsren Refractoren entspricht, 
angebracht. Jene Drehung bringt zu gleicher Zeit 
hervor, dass der Ocularansatz, durch welchen der 
Beobachter in den kleinen Spiegel hineinschaut, eine 
nahezu horizontale Stellung annimmt, wodurch an- 
drerseits dem Beobachter die Möglichkeit geboten ist, 
einigermaassen von seinem Standpuncte aus die rich- 
tige Stellung des grossen Spiegels zu controlliren. 
Der kleine Spiegel befindet sich wie bei allen New- 
tonischen Spiegelteleskopen nahezu im Focus des 
Srossen und ist unter 45° gegen die Achse des letz- 
tern geneigt, so dass also der Beobachter senkrecht 
Segen jene Achse nahezu am obern Rohrende in das 
Ocular hineinzuschauen hat. Ihm hiebei einen in allen 
Lagen des Fernrohrs geeigneten Sitz zu verschaffen, ist 
keine leichte Aufgabe. Scheinbar hätte diess am bequem- 
sten durch einen am obern Ende des Rohres selbst ange- 
brachten Sessel geschehn können, der in den massiven 
Rippen des Rohres gewiss hinlänglich sichere Stütz- 
puncte gefunden hätte. Indessen stellten sich der Aus- 
führung dieser Idee doch grosse Bedenken dagegen. 
Abgesehen davon dass bei einem solchen hoch in der 
Luft schwebenden Sessel das Ein- und Aussteigen sehr 
umständlich gewesen wäre, und der Beobachter nicht 
nach Belieben seinen Sitz hätte verlassen können, würde 
auch jedesmal das Gleichgewicht des ganzen Instru- 
ments gestört gewesen sein, sobald etwa der Beobach- 
ter sich nicht auf seinem Sitze befand, oder auch falls, 
wie es bisweilen gewünscht werden muss, zwei Beob- 
achter gleichzeitig in den Stand gesetzt sein sollten, 
ins Fernrohr hineinzuschauen. Herr Lassell gab da- 
her jene Idee auf und entschloss sich einen besonderen 
beweglichen Thurm für den Beobachter aufzuführen. 
Dieser Thurm ist auf einem aus starken Balken 
zusammengefügten Kreise von gegen 50 Fuss Durch- 
messer errichtet, welcher das Stativ in geringer Höhe 
über dem Erdboden umgibt und sich um dasselbe auf 
Rollen herumbewegen lässt. Auf diesen Kreis ist zu- 
nächst ein anderes festes Balkenwerk aufgeführt, wel- 
ches in einer Höhe von beiläufig 15 Fuss eine zweite 
Plateforme trägt, auf der sich der eigentliche Thurm, 
ein viereckiger Kasten von 6 Fuss Seite und 30 Fuss 
Höhe, sowohl zum Centro des Kreises hin, wie auch 
um seine eigene Verticalachse bewegen lässt. Um 
bei jeder Lage des Instruments den Thurm in 
die geeignetste Stellung zu demselben zn bringen, 
sind also in der Regel mit demselben drei verschie- 
dene Operationen vorzunehmen, und das muss, wegen 
des dadurch entstehenden Zeitverlustes, als ein nicht 
unwesentlicher Übelstand bezeichnet werden. Aber 
ich gestehe gern, dass ich keine geeigneten Mittel an- 
zugeben wüsste, durch welche diesem Übelstande bei 
einem Reflector von solchen Dimensionen abgeholfen 
werden könnte. | | 
Nachdem der Thurm in die gewünschte Stellung 
zum Fernrohre gebracht ist, hat dann noch der Beob- 
achter sich auf demselben zu etabliren. Zu dem 
Zweck ist der Thurm in mehrere, mit den nöthigen 
Treppen versehene Etagen getheilt, und in jeder ein- 
zelnen Etage schlägt sich die dem Instrumente zuge- 
kehrte Wand wie eine Flügelthür nach zwei Seiten 
BE 
