Bulletin de l'Académie Impériale 
120 
hin auf. Die beiden vorstehenden Wandhälften bie- 
ten dann in verschiedenen Absätzen Stützpuncte für 
Bretter, auf welche der Beobachter aus dem Thurme 
heraus an das Ocular tritt. Für ein Herunterfallen 
von diesem luftigen Standpunkte ist zwar nur noth- 
dürftig durch ein Paar Ketten gesorgt, welche vorge- 
zogen werden können, aber allerdings könnte auch 
nöthigenfalls das Fernrohr selbst als Anhaltspunkt 
dienen. Am meisten wirkt aber auch hier die Macht 
der Gewohnheit. Ich will nicht verhehlen, dass mir in 
der ersten Nacht auf diesem Standpuncte ein wenig 
unbehaglich zu Muthe war, indessen verlor sich die- 
ses Gefühl doch schon in den nächsten Nächten. Auch 
Herr Marth erzählt, dass er in den ersten Beobach- 
tungsnächten Mühe gehabt habe, das ängstliche Gefühi 
zu bemeistern, und dass er einmal sogar einem so hef- 
tigen Schwindelanfalle unterworfen gewesen sei, dass 
er nur, indem er sich mit ausserordentlicher Willens- 
kraft rücklings in den Thurm hineinwarf, sich vor dem 
Hinunterstürzen rettete. Jetzt jedoch hat die mehr- 
monatliche Gewohnheit auch bei ihm alles Gefühl der 
Unsicherheit verbannt. 
Nur hin und wieder, wenn ein heftigerer Wind das 
Gebäude erschüttert, wird dieses Gefühl wieder ange- 
regt. Überhaupt ist hier der Wind der schlimmste 
Feind der Beobachtungen, indem er zugleich den 
Standpunct des Beobachters und das Fernrohr in 
ein Zittern versetzt und dadurch nicht bloss dem 
scharfen Sehen Abbruch thut, sondern auch genau- 
ere Messungen in hohem Grade erschwert und zu 
iten ganz unmöglich macht. Hiebei ist es noch als 
ein günstiger Umstand anzusehn, dass das Rohr aus 
getrennten Rippen besteht, indem so dem Winde we- 
niger Fläche geboten ist. 
In wie weit das Instrument seit seiner Aufstellung 
seine Stellung gegen den Weltpol unverändert erhal- 
ten hat, darüber liegen, wie es scheint, nur wenig Data 
vor. Indessen meinten die Herren Lassell und Marth, 
dass zu gegenwärtiger Zeit in dieser Beziehung noch 
die nöthige Schärfe der Berichtigung existire. Dage- 
gen klagten sie wohl über den Umstand, dass in er- 
heblich verschiedenen Stellungen des Instruments die 
Indexcorrectionen für Stundenkreis und Deelination 
sehr bedeutend variiren, was sie der verschiedenen 
Einwirkung der Schwere auf die einzelnen Theile zu- 
zuschreiben geneigt waren. Hiedurch wird natürlich 
DEW 
das Auffinden der zu beobachtenden Objecte sehr er. 
schwert und noch mehr deren genäherte Ortsbestim- 
mung. Das letztere kommt namentlich in Frage bei 
den Vergleichsternen für lichtschwache Nebelflecke, 
Häufig freilich bietet sich in diesen Fällen ein Aus- 
kunftsmittel durch Schátzung ihrer Lage gegen Sterne, 
die in dem neuen Argelander’schen Atlas des nörd- 
lichen Himmels verzeichnet sind und die sich durch 
ihre Configuration erkennen lassen; aber es erstreckt 
sich jener Atlas nur bis 2^ südlicher Declination, 
wührend die Beobachtungen in Malta, dessen Polhühe 
nicht voll 36° beträgt, sich günstig bis wenigstens 
40? südlicher Declination ausdehnen lassen, und an- 
drerseits sind auch in nórdlichen Zonen einige Ge- 
genden so sternarm, dass es fast unmöglich ist, in 
dem kleineren Felde des Lassell'schen Teleskops sich 
über die Identität der in demselben sichtbaren Stern- 
chen bloss aus der Configuration vollkommene Sicher- 
heit zu verschaffen. Leider ist der Sucher des Fern- 
rohrs für diesen Zweck nicht kräftig genug. Diese 
Umstánde sind es, die Herrn Lassell neuerdings be- 
wogen haben, auch seinen älteren 9 zölligen Reflector 
ganz in der Nähe aufzustellen, wodurch hoffentlich 
| dem gefühlten Mangel abgeholfen werden wird. 
Aus dem hier über die Construction und Dimensio- 
nen des [Instruments Mitgetheilten ist ersichtlich, dass 
wührend der Beobachtungen dem Astronomen min- 
destens zwei Gehülfen stets zur Hand gehn müssen. 
Aber auch bei solcher Hülfe sind doch der mit dem 
Instrumente und dem Beobachtungsthurme vorzuneh- 
menden Operationen so viel, dass bei etwas beträcht- 
lich veränderter Richtung, in der die nächste Beob- 
achtung vorgenommen werden soll, namentlich be 
erheblich verschiedenem Stundenwinkel, in der Regel 
eine halbe Stunde und selbst mehr auf die Vorberei- 
tungen zur Beobachtung gerechnet werden muss. Des 
halb werden dann auch, unter Vermeidung grössere! 
Stunden winkel, die Beobachtungen so viel als thunlich 
in der Nähe des Meridians angestellt und selbst Beob- 
achtungen nördlich vom Scheitel gern vermieden. — 
Diese Regel konnte in Bezug auf diejenigen 0b i 
jecte, welche ich zur Beurtheilung der optischen BF 
genschaften des Instruments zu betrachten wünschte, 
nicht wohl eingehalten werden, weil einige derselben 
bereits vor Dunkelwerden, andere erst nach einge 
N 
tener Morgendämmerung culminirten, und es 
