Bulletin de l'Académie Impériale 
autres métaux employés jusqu'ici à la fabrication des 
alcoométres. 
Au debut de nos expériences le travail du bronze 
d'aluminium n'a pas été sans offrir des difficultés. Nous 
décrirons plus bas le procédé tout particulier, employé 
par l'un de nous, M. Jacobi, et qui a contribué le 
plus à faire disparaitre ces difficultés. 
Nous ne parlerons des propriétés de l'alliage en 
question, qu'en tant que ces propriétés entrent parti- 
culiérement en considération dans la fabrication des 
alcoomètres : 
Le poids spécifique du bronze d'aluminium laminé 
étant de 8,0, tandis que celui du laiton est de 8,5, 
il est possible d'employer pour les alcoométres des 
feuilles de bronze en proportion plus fortes que celles 
de laiton, sans augmenter le poids absolu de ces in- 
struments. 
A cause de sa dureté et de sa tenacité, le bronze 
d'alumini t actuellement employé dans la construc- 
tion des machines, particuliérement dans les cas oü le 
laiton et méme le bronze à canon s'usent trop rapide- 
ment. D'aprés les expériences de Simms, la résis- 
tance du bronze d'aluminium est trois fois celle du 
bronze à canon et méme quarante-quatre fois celle du 
laiton, chiffre pour lequel nous n'acceptons cepen- 
dant pas la responsabilité. Les propriétés mécaniques 
de l'alliage d'aluminium dont nous venons de parler 
sont d'autant plus précieuses, que dans la plupart des 
cas il n'est permis de donner aux feuilles métal- 
liques qui servent à la confection des carènes d'alcoo- 
mètres, qu'une très faible épaisseur. 
DS 
Le bronze d’aluminium a une belle couleur d’or et 
accepte un très beau poli qui conserve son éclat dans 
des circonstances où le laiton se ternit rapidement. 
Les alcoomètres en alliage d'aluminium sont donc | 
| Observations des planètes à Pobservatoire aca- 
plus inaltérables que ceux confectionnés en laiton et 
même que les alcoomètres dorés dont la couche d’or 
s’use bien vite, surtout si ces instruments sont traités 
avec une certaine rudesse. La dorure a en outre l'in- 
convénient d’avoir une trop grande affinité avec le 
mercure. Il n'arrive que trop souvent qu'un thermo- 
métre cassé dont le contenu vient en contact avec un 
alcoométre doré, le met hors de service. Le bronze d'a- 
luminium a cet inconvénient à un bien moindre degré; 
le mercure n'y adhére que difficilement et quelques. 
expériences faites à cet égard, nous ont fait voir qu'il. 
ne faut qu'une élevation de température peu considé- 
rable, pour chasser le mercure de quelques endroits 
qui auraient éprouvés l'influence nuisible de ce li- 
quide. à 
Quoique le bronze d'aluminium se laisse souder 
à la soudure forte, sans grandes difficultés, cette 
espéce de soudure a l'inconvénient d'exiger une forte 
chaleur qui non seulement fait perdre aux métaux une 
partie de leur résistance et de leur élasticité, mais qui 
produit encore souvent une altération de leur forme. 
Quant à la soudure tendre, tous les essais faits pour 
l'appliquer directement au bronze d'aluminium ont 
échoué. La soudure tendre n'adhére aux surfaces de 
cet alliage qu'en gouttellettes détachées, sans les 
mouiller et sans y produire un étamage régulier. 
L'application du bronze d'aluminium à la confection 
des alcoométres aurait donc été presqu'impossible, si 
l'un de nous n'avait pas conçu l'idée de déposer préa- 
lablement sur les endroits à souder, une couche trés 
mince de cuivre galvanique. Le cuivrage de cet alliage 
ne présentant aucune difficulté, notammant si l'on se 
sert d'une solution alcaline de cuivre, cet expédient a 
eu un plein succés. En effet on a réussi réunir en- 
semble les parties des alcoométres confectionnés en 
bronze d'aluminium, au moyen de la soudure à Pétain, 
avec toute la facilité et la solidité désirables. Il ne 
parait pas douteux que les couches de cuivre galvanique 
puissent étre remplacées par des couches de quelque 
autre métal p. e. de zinc ou d'étaih. Le cuivre ayant 
rempli complètement son but, il n'y avait préalable- 
ment aucune nécessité d'entreprendre encore d'autres 
essais sous ce rapport. 
démique de St-Pétersbourg en 1863, par A. 
Sawitsch. (Lu le 6 mai 1864.) 
Les positions apparentes des planétes ont été obte- 
nues à l'aide d'un cercle méridional, construit par M. 
Ertel; elles se rapportent aux temps des passages 
de ces astres par le méridien de St.-Pétersbourg. Les 
corrections à cause de la réfraction et de la parallaxe 
ont été appliquées aux déclinaisons; pour obtenir les 
réfractions, correspondantes aux indications des instru- 
ments météorologiques lors des observations, j'ai fait 
