my 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
442 
E 
Le Département des impôts indirects a voulu se 
mettre dans les meilleures conditions pour se pro- 
mer des alcoométres de cette espèce en ouvrant à 
cette occasion un concours aux artistes qui voudraient 
s'occuper de cette fabrication et en publiant en méme 
temps les conditions qu'un tel instrument aurait à 
remplir, pour étre définitivement adopté comme in- 
strument officiel. Ce programme contient entr'autres 
la condition suivante: «que les alcoomètres, y compris 
les poids additionels, ne doivent différer entre eux par 
leur poids que de 2 doli (88758) au maximum». Pour 
avoir cependant des alcoomètres identiques entre eux, 
cette condition est insuffisante. Ce n’est qu’en con- 
struisant des alcoomètres exactement sur le méme 
modèle, et en donnant à toutes les parties rigou- 
reusement les mémes dimensions et les mémes poids, 
qu'on parvient à pouvoir employer les poids additio- 
nels indistinctement à tel exemplaire qu'on voudra, 
sans commettre des erreurs dépassant la limite fixée 
d'après le programme, comme tolérance. De cette 
maniére la condition d'identité, indispensable parce- 
- que c'est elle qui présente la plus forte garantie contre 
2 toute altération frauduleuse, sera remplie. Dans tout 
le pays il n'y aura, pour m’exprimer ainsi, que des 
alcoomètres et des poids additionels de la même 
frappe. Jusqu'à présent, il est vrai, cette condition 
Wa été remplie nulle part, parce qu'on n'avait pas ap- 
précié suffisamment la nécessité d'une pareille mesure, 
dont l'exécution paraît au premier abord offrir des 
dificultés considérables. Il ne sera certainement pas 
Impossible de faire disparaître ces difficultés, dès que 
2 des artistes de premier ordre s’occuperont de la 
confection de ces instruments. La fabrication des al- 
toomètres du système d’Atkins s’est trouvée presque "à 
Partout dans des conditions exceptionnelles et dans 
des circonstances assez favorables pour qu’elle ait bien 
P Supporter la charge de l'établissement d'un atelier 
um d'instruments de précision nécessaires et se 
> trouvant à la hauteur des progrès récents de la science 
de Ja mécanique instrumentale, Néanmoins ces 
 BSrüments se sont fabriqués et se fabriquent au- 
Tari"hui encore, d'aprés des méthodes trés primitives 
: eine: qui donnent lieu à des erreurs de toute 
| 
| 
L 
Dans des traités d'alcoométrie nous n'avons trouvé 
zéro de l'échelle, tandis que le 
"P part le développement de la théorie des alcoo- ! 
métres du systéme mentionné, et nous sommes tentés 
de supposer que jusque là ces instruments n’ont été 
faits que par tätonnement, au moins en ce en qui 
concerne le premier exemplaire, Cette théorie recoit 
une certaine complication par la circonstance qu'on 
est obligé de placer les poids additionnels au bas 
de Pinstrument et de les immerger dans le liquide 
dont on veut mesurer le poids spécifique. En pla- 
cant ces poids en dehors du liquide à l'extrémité de 
la tige de l'échelle, cette théorie devient plus simple, 
mais on ne parviendrait à assurer à l'instrument la 
stabilité nécessaire qu'en augmentant excessivement 
ses dimensions. Il serait encore possible de placer les 
poids les plus légers à l'extrémité supérieure et les 
autres au bas de l'instrument, mais un pareil système 
ne présenterait aucun avantage. Nous croyons rendre 
un service aux artistes en remplissant la lacune qui 
existe à l'égard de la théorie de cet instrument et en 
développant les formules générales qui servent à déter- 
miner -les dimensions et les poids des différentes par- 
ties de l'instrument, y compris les poids additio- 
nels. Nous appliquerons ensuite ces formules à des 
conditions données, en nous tenant comme exemple 
aussi prés que possible au programme mentionné plus 
haut, et publié par le Département des impóts indirects. 
Soit: 
V, le volume de la carène c.-à-d. de la partie de l’in- 
strument immergée dans le liquide jusqu'au point 
zéro de l'échelle. 
v, le volume de l'échelle divisée en parties égales. 
G, la pesanteur de l'instrument. - 
Ias Ir, gr Etc., la pesanteur des poids additionels. 
93 07, 05, Ca, tc., les densités des liqueurs, cor- 
respondant au zéro et à l'extrémité de l'échelle 
et aux poids additionels g,, 9,, 9r, Ir, ete. 
o, la densité des poids additionels dont on doit avoir 
soin qu'ils soient confectionnés en un métal dont 
la densité n'est pas soumise à trop de variations. 
Remarquons d'abord que, d'aprés le programme, 
les poids additionels doivent se suivre dans un ordre 
tel que dans le méme liquide, de deux poids consci- 
tifs, le plus léger fait plonger l'instrument jusqu'au 
poids plus grand le 
fait plonger jusqu'à son extrémité. Ou: les liquides 
d'une densité entre c, et c,, sont mesurés par le poids 
