559 
Bulletin de l'Académie Impériale 
Zeit t der der Gang v, und die Uhrcorrection u. Die 
Grösse u, enthält selbstverständlich eine willkürliche 
Übnstanté; die so bestimmt sein soll, dass zur Zeit f, 
u—=u—k. Es sei à der Barometercoefficient der 
Uhr, oder die Änderung des täglichen Ganges, welche 
der Änderung der Barometerhöhe um eine Einheit der 
Barometerscale entspricht. Es sei b — b, = ß, so ist 
=v, + fi 
t t et t 
uk «| v= zi v, dt + | Bdt—u, +1| pat, 
d d u to 
wo À entsprechend t in Tagen auszudrücken ist, 
und die Summe i/8 dt den Einfluss der veränderli- 
chen Barometerhöhe auf die Uhrcorrection darstellt. 
In unsern Breiten, wo die gesetzmässigen Barometer- 
schwankungen gegen die unregelmässigen verschwin- 
dend klein sind, wird uns kein analytischer Ausdruck 
für ß zu Gebote stehen. Man wird sich daher begnü- 
gen müssen, den Werth von E A dt durch Summirung 
der in hinreichend kleinen Zeitintervallen beobachte- 
ten und mit dem Intervall multiplicirten 8 zu er- 
mitteln. Häufig werden auch schon Summirungen der 
Barometerstände behufs der Ableitung der mittleren 
Barometerstände für bestimmte Zeitintervalle ausge- 
führt sein. Am bequemsten wird es sein, wenn die 
mittleren täglichen Barometerstände vorliegen. In 
3 t 
diesem Falle hat man dt — 1 zu setzen, und es ist ¿26 
t9 
vollkommen strenge der von der Barometervariation 
herrührende Theil der Uhrcorrection für das Ende des- 
jenigen Tages, für welchen der letzte mittlere Baro- 
meterstand gilt. Für die Zwischenzeiten sind die Wer- 
the dieser Grósse durch Interpolation zu finden. Wenn 
die Barometeründerungen unregelmässig sind, wird 
bei dem Intervalle von einem Tage eine genaue Inter- 
polation nicht mehr móglich sein. In diesem Falle, 
welcher aber nicht allzuhäufig vorkommen wird, wird 
es nóthig werden, das Intervall für Bildung der mittle- 
ren Barometerstände kleiner als einen Tag zu machen, 
wenn man das Hundertstel der Secunde in der Pao: 
meterverbesserung der Uhrcorrection genau haben 
will. Am bequemsten wird sich die Interpolation wohl 
graphisch ausführen lassen. 
Ich gehe jetzt zur Berechnung dieser Grössen für 
die Pulkowaer Normaluhr für die ersten Monate des 
Jahres 1863, und dann zu ihrer Vergleichung mit 
den hiesigen Beobachtungen über. 
Der Barometercoefficient à ist für die K essels'sche 
Uhr in Pulkowa früher 0531 für den englischen Zoll 
gefunden worden"). Dr. Robinson in Armagh hatte 
bereits 1831 den Barometercoefficienten seiner Uhr zu 
0:241 bestimmt?). Ich nehme für die gegenwärtige 
Rechnung '/ an, eines Theils weil dieser Werth der 
Wahrheit näher zu kommen scheint, als 0531, andern 
Theils weil es für die Rechnung bequemer ist. Wie 
es scheint, würde sogar eine weitere kleine Vergrós- 
serung die Beobachtungen noch etwas besser darstel- 
len, indessen gehórt zu einer vollkommen scharfen 
Bestimmung des Coefficienten ein grósserer Zeitraum 
und sorgfültige Berücksichtigung noch anderer Um- 
stände, die bisher aus verschiedenen Ursachen unter- 
blieben sind. | 
Da in Pulkowa keine so regelmässigen Barometer- 
beobachtungen angestellt werden, welche die mittle- 
ren Barometerstände mit der genügenden Schärfe ge- — 
ben kónnten, so habe ich für die ferneren Rechnun- 
gen die von dem physikalischen Centralobservatorium 
gütigst mitgetheilten mittleren Barometerstünde be- 
nutzt. Bei dem geringen Abstande zwischen St. Peters- 
burg uud Pulkowa wird es gewiss erlaubt sein, die Baro- 
metervariationen an beiden Orten als gleich anzusehen. 
Die Barometerstände sind in engl. Halblinien ausge- - 
drückt. Der grösseren Einfachheit der Rechnung hal- … 
ber wurde der mittlere Barometerstand b° in St. Pe- « 
tersburg zu 600 engl. Halblinien angenommen. Die - 
folgende Zusammenstellung enthält für die Monate 
Januar bis Mai die mittleren Barometerstünde jedes — 
Tages, die Quantitäten 38, und 438, die barometrische 4 
Verbesserung der Uhrcorrection. 
1) s. Expédition E E de 1843 p. 67. 
2) Mém. Astr. Soc. V, p. 1 
560 
EX T TEM 
lit STEE SE Re: RENT VRT ; E 
ESSA T— r Da ic à im cr up NORMEN ME SEN 
DI e 
dd 
Fe 
Dt EA ee il VE 
