567 
Bulletin de l’Académie Impériale 
568 
Ich muss hierzu bemerken, dass die Ablesungen des 
unteren Thermometers bei 4-320 unsicher werden. Um 
indessen auch bei anderen Temperaturen über so kleine 
Differenzen, wie 0205, mit Bestimmtheit entscheiden 
zu können, bedarf es schürferer Beobachtungsmittel. 
Das obere Thermometer scheint aber auch in andern 
Jahren bei steigender Temperatur etwas hóher zu 
stehen als das untere. Die äussersten Werthe, welche 
während dieser Beobachtungsreihe für den doppelten 
Schwingungsbogen abgelesen sind, betragen 2°20, und 
2?25' indessen ist es bei diesen Ablesungen wohl 
schwierig für 1 — 2 Minuten einzustehen. Da bei dieser 
Grósse des doppelten Schwingungsbogens eine Ände- 
rung um 1’ eine Änderung von 05033 im täglichen 
Gange zur Folge haben muss, und im Januar und 
Mai aber gerade die mittleren Werthe abgelesen sind, 
so mögen die obigen Abweichungen grösstentheils wohl 
durch Ablesefehler zu erklären sein, oder nur aus- 
nahmsweise für kurze Zeiten statt gefunden haben. 
Aus allem zusammen scheint hervorzugehen, dass 
das Uhrwerk alles leistet, was von ihm verlangt wer- 
den kann, und dass der Grund der Unregelmässigkei- 
ten einer guten und sorgfältig aufgestellten Uhr nur 
noch in den Störungen zu suchen ist, welche das Pen- 
del durch die Einflüsse der Temperatur und der Ân- 
derungen des Barometerstandes erleidet. Die ersteren 
werden in den Beobachtungsräumen, welche starken 
Temperaturwechseln ausgesetzt sind, nie ganz zu be- 
seitigen sein, mag man nun Quecksilber- oder Rost- 
compensation anwenden, sie kónnen aber durch Auf- 
stellung der Uhr in einem Raume von so constanter 
oder vielmehr von nur so langsam veränderlicher Tem- 
peratur, wie der Centralkeller der Pulkowaer Sternwar- 
te, verschwindend klein gemacht werden. Die letzteren 
müssen durch Rechnung oder auf mechanischem Wege 
beseitigt werden. Die Rechnung ist zwar sehr einfach, 
sie setzt aber voraus, dass beständige, mehrmals am 
1 H 
Tage 5 
gen gemacht werden, und ist, selbst wenn diese 
fertig vorliegen, eine nicht unbedeutende Vermehrung 
der Arbeit. Eine Beseitigung auf mechanischem Wege 
wäre also wohl vorzuziehen. Dr. Robinson und später 
auch Bessel haben beide eine Compensation durch An- 
bringung von Barometerröhren vorgeschlagen, welche 
der erstere in Armagh auch zur Ausführung gebracht 
hat. Die Aufhebung des Barometereinflusses durch Auf- 
stellung der Uhr in einem luftdicht abgeschlossenen 
Gehäuse von genügender Festigkeit, wie sie bereits 
mehrfach vorgeschlagen ist, dürfte aber doch, wenn 
es gelingt sie auszuführen, Vorzüge vor den Com- 
pensationsvorrichtungen haben; auch scheint Dr. Ro- 
binson bereits 1831 einer Aufstellung der Uhr im 
luftleeren Raume den Vorzug vor seiner Vorrichtung 
eingeräumt zu haben. 
Die beigegebene Zeichnung macht die Einflüsse des 
Barometerstandes auf die Uhrcorrection graphisch an- 
schaulich. Curve I stellt die barometrische Verbesse- 
rung der Uhrcorrection dar wie sie aus den beobach- 
teten Barometerständen berechnet und aus der Tafel 
p. 561 u. 562 entnommen ist. 
Curve II stellt die aus den astronomischen Beobach- 
tungen folgenden Unregelmässigkeiten der Uhr dar, 
wie sie auf p.561—566, Columne VII gegeben sind‘), 
und endlich Curve III die nach Anbringung der Ba- 
rometerverbesserung übrig bleibenden Fehler der Uhr, 
nach Columne IX. Die einzelnen Theile der Abscis- 
sen stellen Tage (Sternzeit) und die der Ordinaten 
Zehntel der Zeitsekunde dar. Die Lithographie giebt 
die Zahlenwerthe innerhalb 0:02 richtig wieder. 
Nachtrag zu den Bemerkungen über Philodemus - 
vegl evoeßelas, von A. Nauck. (Lu le 24 juin 1864.) 
Am Schlusse meines Aufsatzes über die in den 
Hercul. Volum. neuerdings publicirte Schrift des Phi- 
lodemus (Bulletin T. VII p. 191—220 oder Mélanges 
Gréco-Romains T. II p. 585 — 626) sagte ich, über 
denselben Gegenstand sei von L. Spengel eine Ab- ` 
handlung zu erwarten. Erst spüter erfuhr ich, worüber 
keine hierher gelangte Buchhündleranzeige Auskunft. 
gab, dass diese Abhandlung bereits im vorigen Jahre 
erschienen war), und bald bekam ich durch Autopsie 
die Gewissheit, dass ich keinerlei Anlass hatte, dieses 
Nichtwissen zu bedauern. Der Verfasser hat sich 
nämlich auf das erste Heft des zweiten Bandes der 
neuen Here. Vol. beschrünkt und vorzugsweise die 
bereits bekannten Partien von Philodemus rept euos- 
4) Es sind in der Zeichnung die in Col. IX enthaltenen Cor- 
rectionen berücksichtigt. 
1) Aus den Herculanischen Rollen. Philodemus NEPI EYZE- 
BEIAZ von Leonhard Spengel. Aus den Abhandlungen der königl. 
bayer. Akademie der W. I. Cl. X. Bd. I. Abth. München 1868. 
Nat E 
did ARN 
"T 
te OAND 
