Kinr m Mic | 'k>i< >,iKi h in 1 1 1 »-m 1 1 1 1 • ( Imili' nili tel ,i eigenthüml, geformter ßlai körper. 686 



leuchten. Die leicht bei starken Vergrößerungen zu [rrthümern 

 führenden Schatten werden ganz vermieden. Im Allgemeinen sind 

 die Ansichten über das Wesen der günstigsten Beleuchtung beim 

 mikroskopischen Sehen noch nicht sehr geklärt, wie dieses von 

 Nägeli und Schwendend* in ihrem Buche: „Das Mikroskop." 

 2. Aufl. 1877. S. 92 des Weiteren auseinander gesetzt wird. 



Den ziemlich kostspieligen Abbe'schcn Beleuchtungsapparat 

 ersetzt eine Beleuchtung durch Glasstäbe sowohl bei gutem Tages 

 licht, vor allem aber bei künstlicher Beleuchtung. Wahrscheinlich 

 wird es sich für die Zukunft empfehlen von dem sehr variablen 

 Tageslicht zu mikroskopischen Untersuchungen überhaupt abzu- 

 sehen und eine constante künstliche Lichtquelle zu verwenden. 

 Nach meinen Versuchen zweifle ich nicht, dass die Mikroskopiker 

 sich bald hierfür entscheiden werden, zumal in unseren Klimaten, 

 wo mehr wie die Hälfte des Jahres trüber Himmel vorherrscht. 



Für den besprochenen Zweck eignen sich die gewöhnlichen 

 im Handel vorkommenden Glasstäbe nicht, da dieselben, obwohl in 

 der Querrichtung ziemlich durchsichtig, in der Längsrichtung voller 

 Unreinheiten sind und zumeist nur rothes oder blaues Licht durch- 

 lassen, alles andere aber absorbiren. Die Unreinheiten sind meist 

 so stark, dass trotz geschliffener Endflächen schon kurze Stücke 

 in der Längsrichtung fast kein Licht mehr durchlassen. 



Mit Herrn Mechaniker Max Wolz hier habe ich eine grosse 

 Menge Versuche zu genannten Zwecken angestellt. Da aber keine 

 für die beabsichtigten Wirkungen nur in etwa genügenden Gias- 

 stäbe im Handel zu erhalten waren, sind wir genöthigt gewesen 

 besondere anfertigen zu lassen.- Mittelst dieser von Herrn Wolz 

 sorgfältig ausgewählten Stäbe und den geeigneten Correeturen 

 durch farbige Gläser gibt die damit armirte Mikroskoplampe ein 

 hohen Anforderungen genügendes Lieht. 



Die umstehend beigefügte Zeichnung illustrirt den ganzen 

 Apparat, sowie seine Anwendung bei jedem mikroskopischen Stative. 



Eine kleine ruhig brennende Petroleumlampe ist durch eine an 

 ihrem Bassin befindliche Hülse mit Schraube an einem senkrechten 

 Metallstabe leicht höher und tiefer zu befestigen. Um den gläsernen 

 Cylinder befindet sich ein winkelig gebogener Conus aus Sturz- 

 blech. In der Höhe der hellsten Partie der Flamme ist die innere 

 Fläche mit Nickelblech belegt, um alles Licht möglichst auf die 

 eine Austrittsdüse zu werfen, in welcher der etwas schräg abge- 



