— 22 — - 



dynamometers, welche man mit dem Namen des Pneumato- 

 meters belegen kann. 



Bei dem Blutkraftmesser geht der kürzere senkrechte 

 Schenkel in ein horizontales Stück aus. An das Letztere 

 werden dann die entsprechenden Ansätze oder die anderen 

 Theile des Apparates luftdicht befestigt. Enthalten nun der 

 kürzere und der längere Schenkel des Hämadynamometers 

 bis zu dem Nullpunkte der Skale Quecksilber, so wird der 

 übrige Theil der kürzeren aufsteigenden Röhre und die 

 horizontale Fortsetzung derselben mit einer Auflösung 

 von einfach kohlensaurem Natron gefüllt. Dieses gewährt 

 nicht nur den Vortheil , den durch die Gerinnung des 

 Blutes entstehenden Hindernissen vorzubeugen, sondern es 

 bedingt auch die Möglichkeit, dass sich der von dem strö- 

 menden Blute ausgeübte hydrostatische Druck bis an die 

 beiden Enden der Quecksilbersäule gleichförmig und unge- 

 stört fortpflanzt. Will man dagegen das Hämadynamometer 

 unmittelbar zur Bestimmung des Ein- und Ausathmungs- 

 druckes gebrauchen, so muss man diesen Zusatz einer Auf- 

 lösung von einfach kohlensaurem Natron vermeiden , weil 

 sonst die Flüssigkeit im Augenblicke des Einathmens durch 

 die dann Statt findende Aspiration in die Mundhöhle ein- 

 gesogen würde und den ganzen Versuch hinderte. Existirt 

 aber zwischen dem Niveau der Quecksilbersäule in der 

 aufsteigenden und dem freien Ende der wagerechten Röhre 

 ein bedeutenderer Luftraum, so wird durch diesen der 

 Druck in mehr oder minder verändertem Maasse auf das 

 Quecksilber übertragen. Man erhält immer zu kleine Druck- 

 werthe. Diese selbst können dann noch unter einander 

 abweichen, weil sich die Luft bei dem Versuche erwärmt 

 und ihr Temperaturgrad während des Experimentes allmä- 

 lig immer mehr steigt, bis er dem der Ausathmungsluft, 

 welcher in der Regel gleich 37°,5 C. ist, mehr oder minder 

 nahe kommt. 



