— 23 — 



Diese Gründe bpwogen mich, das Ilämadynamoraetcr 

 so abzuändern , dass es geeignet würde , die Stelle eines 

 Pneumatometers bei dem Menschen zu übernehmen. Eine 

 50 — 60 Centimeter lange und ungefähr 8, 5 Millimeter im 

 queren Durchmesser haltende Glasröhre bildet, wie bei 

 dem Hämadynamometer, den längern senkrechten Schenkel 

 des Instrumentes. Unten geht er durch eine heberartige 

 Biegung in einen kürzeren aufsteigenden Schenkel über. 

 Dieser, welcher im Ganzen ungefähr 18 Centimeter lang ist 

 und den gleichen Durchmesser, wie der längere Theil hat, 

 steigt zuerst in einer Strecke von 13 Centimetern senkrecht 

 empor und biegt dann allmälig schief nach aussen. Das 

 ganze Manometer ist an ein Skalenbrett , welches mit dem 

 des Hämadynamometers vollkommen übereinstimmt, befestigt. 

 An dem freien Ende der gebogenen kürzeren Rohre befin- 

 det sich ein blechernes Mundstück, welches so gross 

 und in der Art ausgeschnitten ist, dass ein Mensch bequem 

 seine Lippen hineinlegen und luftdicht an die Umgebungen 

 desselben befestigen kann. 



Dieser Apparat kann nun mit Quecksilber oder mit 

 Wasser so weit gefüllt werden, dass die Flüssigkeit nach 

 dem Gesetze des hydrostatischen Gleichgewichtes bis in den 

 Anfangstheil des Mundstückes hineinragt. Man vermag daher 

 auf diese Art die durch den Luftraum mögliche Störung 

 auf ihr Minimum zurückführen und hierdurch richtigere 

 statische Druckwerthe zu erhalten. Zugleich gewinnt das 

 Ganze bei dem Gebrauche an Bequemlichkeit. Zur Regu- 

 lirung des Niveau der Flüssigkeit in dem aufsteigenden 

 längeren Schenkel kann man noch an dem Skalenbrette 

 selbst, wie bei dem Hämadynamometer, ein Senkblei an- 

 bringen. 



Da in dem Pneumatometer nur eine sehr kleine Luft- 

 menge disponibel ist, so darf man , wenn man bei den 



