— 140 — 

 effetti della soverchia evaporazione dal preparato in causa 

 dell' aumento di temperatura, lo Schultze, attenendosi 

 al primitivo suggerimento di Recklinghausen, applica 

 all'obbiettivo una campanella di cristallo, che inferior- 

 mente combaccia col vetro porla oggetti, superiormente 

 circonda il tubo del microscopio lasciando però adito al 

 suo movimento verticale. Due listerelle di carta bibula 

 e bagnata, le quali s' insinuano nel piccolo ambiente che 

 ne risulta, bastano a mantenervi un sufficente grado 

 di umidità. 



Schultze controllò il proprio strumento, determinando 

 prima il grado a cui si fonde la paraffina da lui impie- 

 gata a questo controllo (51 a 52° G) facendone quindi 

 un preparato microscopico e vedendo, se il termometro 

 dell' apparato segnava l 1 indicato grado di fusione quando 

 la sua incipienza rilevavasi al microscopio per la traspa- 

 renza che andava ad assumere il preparato. Lavorando 

 su piccole masse di paraffina in un tubetto capillare 

 con una soluzione gommosa, e non oltrepassanti le 

 dimensioni di un globulo di sangue, trovò che vi era 

 una coincidenza quasi perfetta ; se non che impiegando 

 masse maggiori, inallora per là cattiva conducibilità della 

 paraffina, fondonsi prima i margini del preparato e il 

 termometro dell' apparato ha già oltrepassato il grado di 

 fusione, mentre nella parte centrale la fusione non è an- 

 cora avvenuta; e viceversa, portando nel campo una por- 

 zione marginale già fusa, si solidifica, mentre il termo- 

 metro accenna ad un grado superiore a quello della 

 fusione. Questa differenza non si ha che lavorando su 

 grandi masse, e dipende dalla cattiva conducibilità della 

 paraffina e dalla specie di ventilazione che si stabilisce 

 attraverso il sistema dei fori centrali scolpiti nell'appa- 

 rato. Egli è per questo che bisogna avvertire che il 

 forellino centrale della piastra d' ottone sia ben piccolo 

 poiché inallora la perturbazione viene ad essere molto 

 minore. 



