10 



di Bologna, dovrà nuovamente determinarsi la formula rappresen- 

 tante la correzione in discorso. 



La seconda parte delia correzione riguarda la deviazione del- 

 l' indice. Nella fig. 3. (4) rappresenti o il centro del barometro 

 olosterico, ox la posizione dell' indice del medesimo in un dato 

 istante, II. IV. IV. II. una porzione della carta avvolta intorno al 

 gran cilindro dello strumento. L' angolo di deviazione con la linea 

 centrale CC è tox. In quell' istante resta fissato sulla carta un 

 punto nero x. Però quest' ultimo non appartiene alla linea ora- 

 ria nn' che si tirerebbe per esso, ma alla linea mm.' Bisogna 

 dunque dall' ora osservata H' sottrarre la quantità ts, per avere 

 l' ora vera H a cui corrisponde il punto x. Tutta la circonfe- 

 renza del barometro olosterico è divisa in 480 millimetri, e per- 

 ciò un grado rappresenta un mezzo millimetro. Chiamando r la 

 lunghezza in millimetri dell' indice de! barometro registratore, la 

 correzione al tempo dipendente della deviazione d in gradi è in 

 millimetri 



2r Sen 2 4/2 d 



ed esprimendo 1' arco di deviazione in secondi, 



2r Sen 2 1/2 d(3600). 



Siccome d gradi sono 4/2 d millimetri, scrivendo la devia- 

 zione in millimetri la correzione sarà 



2r Sen* (3600 m). 



Intanto si sa che nelle carte del barometro registratore 15 mi- 

 nuti corrispondono a 7 millimetri 4/2, cioè che un millimetro 

 rappresenta due minuti, quindi la correzione al tempo dipen- 

 dente dalla deviazione m in millimetri è in minuti primi 



hr Sen 2 ( 3600 m ) 



che molto prossimamente riducesi a 



4rm 2 (3600) 2 

 ( 206265 ) a 



(1) In questa figura si sono omessele tre linee sottili, rappresentanti i 

 quarti d' ora, interposti tra due grosse linee orarie adjacenti. 



