lì 



Mettendo il valore r = 450 millimetri si ha definitivamente per 

 F espressione dell' ora che corrisponde ad un punto x lontano 

 di millimetri m dalla linea centrale CC 



H=E r - 0. 18277 m 2 



La parte bs dell' ora H' potrebbe valutarsi a stima. Però F indi- 

 catore meteorografieo la somministra direttamente, come si è 

 sopra specificalo. 



L' ultima parte della correzione riguarda lo stato del pen- 

 dolo Af, che si determina coi metodi ordinari, cioè confrontando 

 il pendolo dello strumento con un cronometro ben regolato. 



Raccogliendo le varie parli della correzione in minuti primi 

 al (empo osservato E', si ha dunque per F espressione generale 

 della medesima 



Correz. =— 0. 48277 m 2 -«- * 0. 282 ■+- 4 1 . 083 S<m(43°54. 2-h H) 



-+- 2.216&m(313 30.7-<-2#) 

 -h At 



Questa correzione dà F ora con molta esattezza. Il primo termine 

 riduce s >a t (fìg. 3.). 1 tre termini che vengono dopo riducono 

 Fora a tempo del pendolo, e l'ultimo termine la riduce a tempo 

 efi'ellivo. L' ora H' è data dall' indicatore meteorografieo. Il me- 

 desimo dà immediatamente il primo termine della correzione, che 

 trovasi come sopra si è detto nella graduazione DD (fig. 4.), ove 

 sotto ad ogni millimetro m di deviazione vi è incisa la riduzione 

 48277 m 2 . Finalmente una piccola tavola ausiliaria dà pronta- 

 mente con F argomento H la correzione dipendente dal 2.°, 3.° 

 e 4° termine. 



Esempio. La linea centrale CC rappresenti 756 mra 4, e si voglia 

 conoscere il tempo corrispondente al punto a; della curva (fig. 3.) 

 pel quale m =. sx =z — 6 mm ed H' = 3 h 36 m 2. Lo stato del pen- 

 dolo sia Atzn — 4 m 4. Il primo termime dà Corr = — 6™ 6 

 quindi H— 3 h 29 in 6. Con questo argomento gli altri tre termimi 

 somministrano Corr — ■+■ 23 m 2, e perciò si ha definitivamente 

 pel punto x : 750 mm 4 a 3 h 54 m 4 t. m. di Modena. 



