IGROTERMOGMFO 



DEL R. OSSERVATORIO DI MODENA 



\^uesto magnifico apparecchio costruito in Parigi dal Salleron, 

 che serve di complemento al Meteorografo del R. Osservatorio 

 di Modena, è destinato a registrare ad ogni cinque minuti Io 

 stato termometrico e psicrometrico dell' aria. Il corpo termome- 

 trico è una spirale bimetallica di ottone e acciaro, e il corpo 

 igrometrico un fascio di 40 capelli preparati con massima dili- 

 genza. Così la spirale come 1' igrometro stanno sempre esposti 

 all' aria libera, in un' ampia finestra a Nord. I movimenti della 

 spirale e dell' igrometro sono comunicati all' apparecchio regi- 

 stratore, per mezzo di lunghe asticine di abete, sostenute da pic- 

 cole carrucole. Un sistema molto sensibile di snodi e leve, tra- 

 smette i movimenti a due indici, uno destinato alla temperatura 

 e P altro all' umidità. Una carta preparata si avvolge intorno a 

 un cilindro, a cui una macchina di orologio fa eseguire in un 

 giorno un' intera rivoluzione. Un' arco di acciaro, anche in co- 

 municazione con l'orologio, ad ogni cinque minuti preme sulle 

 punte degli indici, che lasciano sulla carta del cilindro un tratto 

 nero molto distinto. 



Sulla carta sono tracciate due graduazioni arbitrarie, una 

 per la temperatura in gradi centigradi, e 1' altra per 1' umidità 

 psicrometrica, cioè per i gradi di umidità che sarebbero indicali 

 dal psicrometro di August. Per mezzo di una lunga serie di con- 

 fronti si sono stabiliti i valori delle parli di queste due gradua- 

 zioni, in modo che dopo la determinazione delle formule che 

 esprimono tali valori, e il calcolo delle corrispondenti tavole ausi- 

 liarie, lo strumento in discorso si può riguardare come un ter- 

 mometro e uno psicrometro che ad ogni cinque minuti rego- 

 larmente ed esattamente lasciano registrate le proprie indicazioni. 



