106 Botanischer Verein der Prov. Brandenburg. 



grossen , durch drei sehr breite gegen SW. gelegene Fenster erleuch- 

 teten Saal und dient hauptsächlich den Experimentaluntersuchungen. 

 Sie besitzt an der Hinterwand ein geräumiges Digestorium , daneben 

 mehrere Wasserzuleitungen, mit grossem Spültrog. Auch an der 

 Fensterwand befindet sich Wasserzuleitung, an welcher eine Wasser- 

 strahlluftpumpe angebracht ist. Zur Anstellung von Experimenten 

 dienen hier folgende Arten von Tischen. Erstens zwei an den Pfeilern 

 der Fensterwand stehende lange Tische, welche mit mehreren Gas- 

 zuleitungen von der Wand aus versehen sind. Zweitens vier in der 

 Mitte des Saales in einer Reihe freistehende, von allen Seiten zu- 

 gängliche Tische von 1,20/1,50 m Seitenlänge und 75 cm Höhe. Das 

 über jedem Tische befindliche Gaspendel ermöglicht nicht nur die Be- 

 leuchtung der Tischtiäche, sondern auch mehrere Gaszuleitungen zu- 

 gleich nach beliebigen Punkten der Tischplatte. Drittens zwei lange 

 Mikroskopirtische , welche je naeh Bedarf an verschiedenen Stellen 

 postirt werden können. Viertens ein zitter freier Tisch, welcher 

 in fester consolartiger Einfügung nur mit der Mauer des Gebäudes an der 

 Fensterwand in Verbindung steht und bei Versuchen, wo alle vom 

 Fussboden ausgehenden Erschütterungen ausgeschlossen werden müssen, 

 sich vollkommen bewährt hat. 



Von den hier befindlichen Instrumenten und Apparaten wurden 

 demonstrirt, ev. in Thätigkeit vorgeführt: 



Ein grosser von Hans Heele, Berlin, Grüner Weg 36, gebauter 

 Regist rirap parat mit Trommel 1 ), der durch eine einfache Vorrichtung 

 den ungleichen Gang des Uhrwerkes kurz nach dem Aufziehen und gegen 

 Ablauf desselben so gut wie ganz eliminirt. Zur Demonstration 

 grosser Wachstumszunahmen im Colleg dient ein grosser Zeiger am 

 Bogen nach Sachs, zur Demonstration hoher Verdunstungsgrössen, 

 schon während einer Stunde eine an einer Wage angebrachte 

 Scala, über welche ein langer an der Zunge der Wage befestigter 

 sehr leichter Zeiger läuft. Die letztere Einrichtung zeigt, z. B. bei 

 Cannabis sativa, schon während der Vorlesung Ausschläge von vielen 

 Graden. — Der von Albrecht in Tübingen gelieferte Klinostat hat 

 einen ruhigen Gang und ist mit allen nötigen Nebenapparaten ver- 

 sehen. — Zu Versuchen bei constanten Temperaturen dienen 

 doppelwandige Zinkblechbehälter mit einem Infusorienerdemantel, die 

 durch eine mikrochemische Lampe erhitzt werden. Die; Temperatur 

 wird durch das mit einem Thermo regulator iL verbundene und in 

 die Erde neben den Samen eingesenkte Chloroformthermometer re- 

 gulirt. Bei Anwendung des Gasdruckregulators erzielt man mit 

 dieser Vorrichtung eine durch Wochen bis auf ; 5° constante Tem- 

 peratur. 



l ) Der Apparat wird in der Zeitschrift für Instrumentenkunde beschrieben 

 werden. 



