2 XIV. J. Procházka: 



vacími body a b, rnezi nimiž jest odpor x, ku klíči III. K drahým 

 svorkám klíče připojena v právo větev s článkem Clarkeovým (Cl) 

 a kapillárním elektrometrem E k určení elekromotorické síly akku- 

 mulatoru, v levo pak vede se proud ke kohaereru Je a rheostatem R 

 ke galvanometru G. Klíč II. slouží k tomu, aby bylo lze kohaerer 

 vypnouti ke kontrole malého odporu kohaereru. 



7 



A 



a 



a* 



b 



E 



4- 



k 



A x 



c 



o- 



4- 



i-v_ 



R 



Obr. 1. 



Je-li N úchylka na galvanometru při otevřeném klíči IL, N při 

 zavřeném klíči a předpokládajíce přímou úměrnost mezi intensitou 

 roudu gal van 1 ) metrem procházejícího a úchylkou (jak graduací stroje 

 bylo zjištěno), obdržíme pro odpor kohaereru r výraz 



N -Ni x E \ 



r —N-[ R >+ï+R-J 



z něhož se odpor snadno vypočítá. 



