10 XIX. Bohumil Kučera: 



ných místech škály úbytku o různě veliká množství elektrická, čímž 

 by ztrácel náš výpočet svoji oprávněnost. Náboj E systému (lístek 

 -f- rozptýlené těleso) jest dán součinem z kapacity C a napětí V. 

 Kapacitu můžeme při velmi málo odlišných posicích lístku pokládati 

 za konstantní, takže změna náboje dE =. Cd V jest líměrna změně na- 

 pětí. Má-li tedy předpoklad náš o ekvivalenci různých dílců mikro- 

 metru býti správným, musí podél celé mikrometrické škály stoupat 

 napětí lineárně. K osvětlení tohoto bodu byl k disposici kalibrovaný 

 elektroskop Elster-Geitelův od firmy Günther-Tegetmeyer v Brunšviku, 

 jehož škála však nesahala až k napětím, jichž jsem při práci užíval 

 (něco přes 200 Volt). Proto změřil jsem čas, za který vlivem y-paprsků 

 z 6 mg radiumbromidu klesl elektroskopický lístek o 30 dílců při 

 téže posici mikroskopu, jaké v celé práci bylo užito ; bylo to 49 - 4 sek. 

 Potom s ponecháním radiového praeparátu na témž místě byl mikro- 

 skop posunut k místům odpovídajícím menším napětím a znovu sta- 

 novena doba klesnutí o 30 dílců, nyní na 554 sek. V tomto novém 

 postavení mikrometru byla stanovena závislost mezi posicí lístku na 

 mikrometru a napětím, tím, že lístek s parallelně spojeným mikro- 

 skopem Elster-Geitelovým nabíjen z různých míst suchého sloupu. 

 Tak vznikla následující tabulka II. 







Tabi 



ilka II. 







Dílec mikrometru 



Rozstup Elster-Geitelova 

 elektroskopu 



Odpovídající napětí 



730 



se. 



23-0 



mm 



180 Volt 



72-7 



» 



22-9 



n 



179-4 



» 



64-5 



5) 



21-9 



» 



1739 



n 



64-3 



» 



21-8 



» 



173-3 



» 



570 



)) 



20-8 



» 



167-7 



r> 



47-8 



)) 



196 



» 



161-0 



v 



405 



n 



18 6 



)) 



154.8 



» 



30-7 



n 



17-4 



» 



147-5 



n 



Z obrazce 3., kde za abscissy jsou nanášena odečtení mikro- 

 metru, za ordináty příslušná napětí, vidíme, že vztah mezi oběma je 

 lineární, že tedy požadavek užitý při výpočtu proudů jest splněn. 



Není bez zajímavosti vypočísti alespoň přibližně intensitu mini- 

 málního proudu nasyceného v abs. míře, neboť odpovídá tak zvané 



spontánní ionisaci vzduchu. K výpočtu proudu -5r = C-~~if nutno 





