120 Tompa, Beiträge zur pflanzlichen Elektrizität. 
elektromotorische Kräfte zeigten, mussten doch von verschiedener 
Intensität am Galvanometer sein. 
In der That gelang mir diese Beweisführung, und zwar 
in mehr als einem Falle, wie die nachfolgenden Angaben m 
drei Fällen darthun: 
Elektromotorische 
Lebende Samen Ir.aft am Capillar- Stromstärke 
on roter am Galvanometer 
_ gemessen Ssutasal 
Zea Mays. 
Volt. Amp. 
Samen 4) 0.00 788 0.00 016 689 
Samen b) 0.00 788 0.00 040 593 
Samen 6) 0.00 394 0.000 071 163 
Samen d) 0.005394 0.00 026 381 
Samen e) 0.008 865 0.00 027 887 
Samen f) 0.008 865 0.00 038 871 
Zum Zwecke der Bestimmung elektrischer Spannungsdifferenzen 
ist das Capillarelektrometer dem Galvanometer überlegen, das heisst, 
die beiden Instrumente ergänzen sich gegenseitig in den 
Untersuchungen der elektrischen Erscheinungen im lebenden Orga- 
nismus. 
Dass das Üapillarelektrometer trotz seiner billigen Herstellung 
bisher im Verhältnis zum Galvanometer so verschwindend selten 
angewandt wird, liegt meiner Meinung nach daran, dass das- 
selbe der allgemeinen Ansicht nach keine so hohe Empfindlichkeit 
gegenüber elektromotorischen Kräften besitzt, als die, welche die 
Galvanometer elektrischen Intensitäten entgegenbringen. Diese 
Meinung wäre nun nach den neuesten Verbesserungen, welche das 
Capillarelektrometer durch Burch (11), Einthoven (12), Garten 
(15) und in allerneuster Zeit Prof. Bernstein und Dr. Tscher- - 
mak”) erfahren hat, nicht begründet, denn mit einiger Sorgfalt ist 
es eben nicht schwer, Capillarelektrometer herzustellen, an welchen 
man bei einer Capillare unter 30 « Durchmesser mit Hilfe des 
Mikroskopes unter Anwendung der Zeissschen Systeme, Objektiv C. 
und Okular-Mikrometer Nr. 2 Ausschläge, welche 0.0005 Volt ent- 
sprechen, direkt ablesen kann. Damit ist aber keineswegs die‘ 
unterste Grenze der Empfindlichkeit des Instrumentes gezogen, da 
mit Hilfe äusserst kurzer und noch dünnerer Capillaren und 
Anwendung einer zum Okular Nr. 5 angepassten mit Nonius 
versehenen Mikrometerskala*”*) Ausschläge von zwanzig-, ja 
*) Die Abhandlung, in welcher genannte Herren ihre Verbesserungen 
am Projektions-Capillarelektrometer veröffentlichen, wird in Pflüsgers Archiv 
demnächst erscheinen. 
**) Ich habe mich zwecks Herstellung eines passenden Instrumentes 
nach obigen Prinzipien schon in Verbindung mit der optischen Werkstätte 
von Carl Zeiss in Jena gesetzt. 
