Grevillius, Keimapparat zur Erhaltung konstanter Feuchtigkeit ete. 291 
Nach dem von mir gelieferten Entwurf besteht der Apparat aus 
folgenden Teilen: 
Das Keimbett befindet sich in einer Zinkblechschale, die in hori- 
zontaler Lage auf einem Wagebalken ruht. Die Wage wird in eine 
solche Gleichgewichtstellung gebracht, dass sie bei einer Zu- oder 
Abnahme der Feuchtigkeit im Keimbett möglichst weit sowohl nach 
oben als nach unten ausschlagen kann. Die Wasserzufuhr zum Keim- 
bette wird durch einen über demselben auf einem Gestell angebrachten 
Behälter besorgt. In der Mitte des Bodens dieses Behälters befindet 
sich eine konische Öffnung, die durch einen kegelförmigen, nach 
unten herausragenden Stöpsel dicht verschlossen wird. Nach Zugabe 
einer bestimmten Wassermenge zum Keimbett und nach Einstellung 
der Wage in die geeignete Lage wird der Behälter in eine solche 
Höhe eingestellt, dass der Kegel die Oberfläche des Keimbetts be- 
rührt. Nach einer geringen Verdunstung des Keimbettwassers hebt 
sich der Wagearm mit der Blechschale, der Kegel wird nach oben 
gedrückt und Wasser fliesst zwischen diesem und der konischen Off- 
nung auf das Keimbett herab. Die ursprünglich vorhandene Feuch- 
tiekeitsmenge des Keimbetts wird dadurch wieder hergestellt, die 
Schale sinkt zu dem anfänglichen Niveau herab und die Offnung 
am Boden des Wasserbehälters wird wieder verschlossen. Durch 
diese selbstregulierende Thätigkeit bleibt, bei vorsichtiger Handhabung 
des Apparates, die Feuchtigkeit des Keimbetts während einer beliebig 
langen Zeit annähernd konstant. — In der Mitte der Keimbettschale 
ist eine kurze, durch das Keimbett heraufragende Blechsäule befestigt, 
die an der Spitze eine kleine Blechplatte trägt. Uber diese legt 
man Streifen von Fliesspapier, durch welche das von dem Behälter 
herunterfliessende Wasser nach allen Seiten der in der Mitte mit 
einem Loch versehenen Fliesspapiere des Keimbettes rasch verteilt 
wird. — Zur Verhütung der Verunreinigung des Wassers in dem 
Behälter durch Staub etc., kann man denselben mit einer fein durch- 
löcherten Blechplatte bedecken. 
Um wechselnde Feuchtigkeit im Keimbette. herzustellen, über- 
trägt man die Samen samt den zunächst liegenden oberen und 
unteren Fliesspapieren für eine bestimmte Anzahl Stunden in einen 
Apparat, wo das Keimbett auf eine Höhe, die einem anderen, be- 
stimmten Feuchtigkeitsgrad entspricht, eingestellt ist; die Keimbett- 
schalen müssen natürlich nach der jeweiligen Wegnahme der Samen 
bis zur nächstmaligen Ubertragung derselben der Wasserzufuhr 
entzogen werden. Eventuell werden die Samen nebst den nächst 
umgebenden Papieren während einer gewissen Zeit trocken gelegt. 
Die Keimbettschale hat einen Durchmesser von 15 cm; von 
kleineren Samensorten können in ein Keimbett 3—400 Samen auf- 
genommen werden. 
In einem Thermostaten, dessen Innenraum 90 cm lang, 32 cm 
tief und 40 cm hoch ist, können 12 Apparate gleichzeitig in Betrieb 
gesetzt werden. 
Der von der Firma Max Kaehler & Martini, Berlin W., 
Wilhelmstrasse 50, nach dem ursprünglichen Modell des Herm 
Schwanen in Kempen angefertigte Keimapparat ist in der Anord- 
nung. der verschiedenen Teile fast genau so geblieben. Es sind 
nur Anderungen vorgenommen, durch welche der Apparat stabiler, 
