105 



106 



und der hintere eines Blattes eine selbststän- 

 dige Entwickelung nehmen können, zeigen 

 auch die Antheren der Asclepiadeae , die ich 

 in meiner letzten Arbeit über die Anthere 

 besprochen habe. Ebenso wenig ist eine selbst- 

 ständige Entwickelung der Fruchtblattränder 

 und des Fruchtblattrückens etwas Auffallen- 

 des. 



Untersuchungen über "Wachsthum. 



Von 



J. Reinke. 



Hierzu Tafel II und III. 

 (Fortsetzung.) 



Allein alle subtileren Verhältnisse, ein tie- 

 ferer Einblick in den Zusammenhang der 

 Erscheinungen und besonders die Sicherheit 

 in der Beurtheilung derselben werden erst 

 erschlossen und gewonnen durch Apparate, 

 deren Empfindlichkeit und Genauigkeit das 

 höchste wünschenswerthe und überhaupt er- 

 reichbare Maass besitzen. So ist die Geschichte 

 des Mikroskops ein Maassstab für unsere all- 

 mählich sich vervollkommnende Kenntniss der 

 Structur sowohl der Organismen als auch der 

 Mineralien. 



Es erschien mir daher als Vorbedingung für 

 alle fernerenWachsthumsbeobachtungen noth- 

 wendig, Messapparate zu construiren, welche 

 ihrem Principe nach vorurtheilsfrei eine stär- 

 kere Vergrösserung als die bisher angewandte 

 mit möglichster Genauigkeit der Ablesung 

 verbinden und hinsichtlich ihrer Ausführung 

 den vollkommensten Leistungen der heutigen 

 Technik sich anreihen. 



Es könnte hier von vorn herein der Ein- 

 wand erhoben werden, dass feinere und exact 

 gearbeitete Messapparate deshalb doch nicht 

 zum Ziel führen würden, weil in der Beschaf- 

 fenheit einer wachsenden Pflanze zu viele 

 Quellen der Ungenauigkeit liegen ; allein 

 wenn aus der Pflanze selbst sich Ungenauig- 

 keiten entwickeln, so ist das noch kein Grund, 

 sich nun auch mit ungenauen Apparaten zu 

 begnügen, wodurch die ersteren Fehler mul- 

 tiplicirt würden, und andererseits ist es eine 

 Hauptaufgabe des Experimentators, solche 

 Pflanzen zu wählen, bei denen derartige Stö- 

 rungen sich auf ein Minimum herabdrücken 

 lassen. 



Beim Entwurf der Messapparate, deren ich 

 mich bei meinen Untersuchungen bediene, 

 und die sogleich beschrieben werden sollen, 

 Hess ich mich von dem Wunsche leiten, die- 

 selben nicht nur zur Bestimmung des Län- 



gen-, sondern auch des Dicken wachsthums, 

 und überhaupt zu möglichst vielen pflanzen- 

 physiologischen Messungen benutzen zu kön- 

 nen, um ihnen dadurch eine ausgedehnte 

 Anwendung im Laboratorium zu sichern. 



Nach langer Ueberlegung und vielen Ver- 

 suchen gelangte ich zu der Ueberzeugung, 

 dass der einzige bequeme und doch hinläng- 

 lich sichere Weg darin besteht, wie es auch 

 von Millardet und Sachs geschehen, ein 

 sich verlängerndes Internodium durch einen 

 mittelst Gewicht gespannten dünnen Faden 

 auf den Messapparat einwirken zu lassen ; ich 

 habe diese Methode daher für meine Apparate, 

 deren ich drei verschiedene besitze, festgehal- 

 ten. Zwei dieser Apparate benutzen zur Ver- 

 grösserung das Princip des ungleicharmigen 

 Hebels, einer das Mikroskop. 



Der erste dieser Apparate ist der am wenig- 

 sten fein gearbeitete und gewährt auch die 

 geringste Vergrösserung. Dennoch gestattet 

 er sehr bequem, das Längenwachsthum einer 

 Pflanze von 1 / i zu 1 / i Stunde zu messen und 

 einen Zuwachs von 0,01 Mm. bei einiger 

 Uebung abzulesen . DerApparat, auf derTafel II 

 unter Fig. 1 dargestellt, besitzt ein Eisenstativ 

 mit schwerem Fuss und einer 5 2Centim .hohen, 

 7 Mm. dicken eisernen Säule, an der mittelst 

 Schraube r ein eiserner Kloben h beliebig 

 verstellbar ist. Dieser Kloben besitzt ein drei- 

 eckiges Loch, durch welches ein 14Centim. 

 langer, 6 Mm. dicker cylindrischer Stahlbal- 

 ken AB horizontal hindurchgesteckt, sich 

 mittelst Schraube s fixiren lässt. Dieser hori- 

 zontale Balken trägt an einer nach unten 

 geöffneten Gabel, deren einer Ast AQ auf der 

 Zeichnung sichtbar, eine nach dem Princip 

 des Wellrades construirte Kreisscheibe, die, 

 genau äquilibrirt, mittelst dünner Stahlaxen 

 in einem V-förmig ausgefeilten Stahllager 

 (oberhalb C) ungemein leicht beweglich ruht. 

 Diese Kreisscheibe misst 1 OCentim. im Durch- 

 messer, sie besteht aus dünnem ebenen Mes- 

 singblech und besitzt am Rande eine genau 

 ausgeführte Th eilung in 360 Grad. 



Zu beiden Seiten der Scheibe sind um die 

 Axe derselben dicht anschliessend je zwei 

 Rollen von Elfenbein R und R { befestigt, von 

 denen nur die vordere R sichtbar ist. Sie 

 halten nur 1 Centim. Durchmesser, bei wel- 

 cher Grösse eine exaete Centrirung, auf die 

 es ja am meisten ankommt, noch sehr wohl 

 möglich ist ; natürlich sind die Rollen auch 

 mit der Kreisscheibe genau centrirt. Die 

 Rinne ist mit der grössten Sorgfalt in den 



