107 



108 



Rand derselben eingedreht, so dass Prüfungen 

 bei einer vollständigen Umdrehung um die 

 Stahlaxe nicht die geringste Centrirungsab- 

 weichung fanden. Unmittelbar am Rande der 

 Rolle jBj trägt die Kreisscheibe eine feine 

 Durchbohrung ; in dieser wird mittelst eines 

 Holzstückchen und Klebwachs der die Pflanze 

 mit dem Apparat verbindende Faden PQ 

 befestigt; diese Befestigung ist vollständig 

 ausreichend. An der auf der anderen, sicht- 

 baren Seite der Scheibe befindlichen Rolle, 

 auf deren Genauigkeit es weniger ankommt, 

 wird ebenfalls ein Faden xy befestigt, der an 

 seinem unteren Ende ein Häkchen trägt, an 

 welches man ein beliebiges Gewicht hängen 

 kann. Diese Rolle R und Faden xy dienen 

 blos dazu, die Welle zu drehen ; man windet 

 den Faden xy auf, hängt ein Gewicht daran, 

 und dieses spannt erstens den an der Pflanze 

 befestigten Faden PQ und sinkt zweitens in 

 dem Maasse nach unten, als durch Streckung 

 derPflanze derFadenPQ sich emporschiebt und 

 demgemäss auf die Rolle R l aufwickelt. Man 

 hat nur bei der Einstellung, die durch Ver- 

 schiebung des ganzen Apparates mittelst 

 Schraube r an der Stativsäule erfolgt, darauf 

 zu sehen, dass der Faden PQ an seiner Rolle 

 auf der entgegengesetzten Seite sich anlegt, 

 als wo der Faden xy au der seinigen herab- 

 hängt. Indem also die Pflanze wächst, dreht 

 sich die ganze Welle, und man liest diese 

 Drehung mittelst eines feststehenden Index ab . 



Der Index ist an einem Horizontalarm der 

 Gabel, EF*), befestigt; dieser trägt bei .Feine 

 federnde Hülse, in der verschiebbar ein klei- 

 ner Messingtubus steckt, der der Kreisthei- 

 lung zugekehrt, keilförmig abgeschnitten ist 

 und ein den Strichen der Bogengrade parallel 

 einzustellendes , straff gespanntes Menschen- 

 haar trägt. Vorn im Tubus befindet sich eine 

 etwa vier Mal vergrössernde Loupe. 



Es ist ja klar, dass durch die Verlängerung 

 der Pflanze eine entsprechende Verschiebung 

 der Gradeintheilung am feststehenden Index 

 bewirkt wird , der (durch Schätzung) eine 

 Ablesung von 0,1 Grad sehr gut erlaubt. Da 

 nun die Rolle, auf der der Faden PQ sich 

 aufwickelt, 1 Centim., die Messingscheibe 10 

 Centim. Durchmesser hat, so ist der vergrös- 

 sernde Quotient =10, und da die Grade 

 etwas kleiner als 1 Mm., so liest man Einhei- 

 ten ab, die etwas kleiner sind als 0,01 Mm. 



Hat die Welle ihre Drehung fast vollendet, 



*) Der Buchstabe F ist durch Versehen aus der 

 Fig. 2 weggelassen. 



so braucht man den ganzen Apparat nur an 

 der Stativsäule emporzurücken ; der zurPflanze 

 gehörige Faden PQ wickelt sich dann wieder 

 ab, der das Gewicht tragende Faden xy wickelt 

 sich auf seiner Rolle entsprechend wieder auf, 

 um durch das Weiterwachsen wieder herab- 

 zusinken. 



Eine besondere Bequemlichkeit gewählt die 

 offene Einlage der Axe des Wellrades, indem 

 sie gestattet, jeden Augenblick die ganze 

 Welle aus ihrem V-förmigen Lager herauszu- 

 heben. — Abgesehen davon, dass dieser Ap- 

 parat die principiellen Ausstellungen, welche 

 oben an dem von Sachs benutzten gemacht 

 wurden, vermeidet, ist er auch compendiöser 

 als dieser und leichter transportabel. Das 

 bequemeAuseinandernehmen und Zusammen- 

 setzen gestattet ihn in einem kleinen flachen 

 Kästchen fest zu verpacken. 



Der Apparat wurde hier in Göttingen vom 

 Universitätsmechanikus A p e 1 ausgeführt. 

 Allein trotz seiner Vorzüge erfüllt er nicht 

 alle die oben gestellten Anforderungen, indem 

 seine nur 1 OmaligeVergrösserungderZuwachse 

 (abgesehen von der Loupe des Index) noch 

 nicht für alle Fälle ausreicht. Dazu schien 

 mir ein mindestens lOOmal vergrösserndes 

 Instrument erforderlich, wo man dann 0,01 

 Mm. nach Theilstrichen, 0,001 Mm. nach 

 Schätzung bestimmen kann. Solches Listru- 

 ment gewährt den doppelten Vortheil, in ganz 

 kurzen Intervallen — z. B. Minuten — ablesen 

 zu können und durch die controlirbare Exact- 

 heit in der Angabe minimaler Längendifferen- 

 zen auch für die Genauigkeit der Ablesungen 

 in längeren Intervallen Garantie zu bieten. 

 Ich beschloss, zu solchem Apparat die Ver- 

 grösserung des Mikroskops zu benutzen, und 

 wurde derselbe von Herrn E. Zeiss in Jena 

 angefertigt, ein Meisterstück aus dieser den 

 Botanikern rühmlichst bekannten Werkstatt. 



Das Instrument (Tafel II. Fig. 2) besteht aus 

 einem horizontalen Mikroskop-Tubus, der auf 

 einer starken dreifüssigen Säule von Messing 

 CD ruht, und zwar ist diese Säule in der star- 

 ken Hülse DE vertical verschiebbar bis zur 

 Höhe von 32 Centim. über der Tischplatte 

 und wird durch die Schraube S fixirt. Unter- 

 halb des Tubus befindet sich der doppelt- 

 knieförmige eiserne Arm FGH , dem zwei 

 feine Stahlspitzen eingesenkt sind, die als 

 Lager für die Axe der Rolle R dienen. Diese 

 Rolle R ist eine genau centrirte Kreisscheibe 

 von Glas, in deren Rand eine matte (also 

 rauhe) Rinne eingeschliffen; sie ist vollkom- 



