109 



110 



men äquilibrirt und äusserst beweglich zwi- 

 schen den feinen Stahlspitzen, die demnach 

 ohne Bedenken eine Belastung der Rolle bis 

 zu 50 bis SO Grm. vertragen. 



Unter der Peripherie der Scheibe R, die 6 

 Centim. im Durchmesser hält, sind mittelst 

 Theilmaschine und Diamant 10 Centim. in 

 halbenMillimetern aufgetragen und jeder ganze 

 Millimeter ist beziffert. Jede der hundert Zif- 

 fern erscheint dem unbewaffneten Auge als 

 ein Pünktchen. Der Arm IK trägt den Hohl- 

 spiegel L, durch welchen man in der bekann- 

 ten Weise das Gesichtsfeld des horizontalen, 

 etwa lOOmalvergrösserndenMikroskops erhält. 

 Der Tubus AB sammt seinem Objectivsystem 

 sind unverrückbar befestigt, um den einmal 

 durch genaue Justirung fixirten Abstand von 

 der Rolle R nicht zu verändern ; dagegen 

 ist das Ocular durch Verschiebung in der Hülse 

 für jedes Auge einstellbar. Im Innern des 

 Tubus befindet sich eine Mikrometer-Scala, 

 die 0,5 Mm. in SOTheile getheilt zeigt. Die- 

 selbe nimmt die Mitte des Gesichtsfeldes ein 

 und ist so justirt, dass immer zwei auf ein- 

 ander folgende Theilstriche der Rolle genau 

 mit Strich und 50 dieser Scala zusammen- 

 fallen. Es ist einleuchtend, dass man immer 

 eine Ziffer der Rolle R im Gesichtsfeld des 

 Mikroskops erblickt und entweder den über 

 diesen oder den i / 2 Mm. Th eilstrich die Scala 

 als Index durchwandern sieht. Bei der Able- 

 sung werden die ganzen Millimeter durch die 

 Bezifferung der Scheibe gegeben, die Hun- 

 dertel direct durch die Scala, und ist bei 

 einiger Uebung die Schätzung bis auf 0,001 

 Mm. genau. 



Die Rolle wird nun durch die wachsende 

 Pflanze in Bewegung versetzt, indem man den 

 Faden einfach über die Rinne derselben hin- 

 überleitet und durch ein bei Q angehängtes 

 Gewichtchen hinreichend spannt; die Rei- 

 bung. des Fadens ist dann, wie sorgfältige 

 Versuche ergaben, vollständig genügend, die 

 Rolle zudrehen, auch bei dem glattesten Faden 

 findet kein Gleiten statt, wenn man nur ein 

 ausreichendes Gewicht in Anwendung bringt. 

 Es würde ja auch hier nichts leichter sein, als 

 zwei Fäden zu nehmen, den einen an der 

 Pflanze , den anderen mit dem Gewicht 

 beschwert und beide so an der Rolle zu be- 

 festigen, dass, während der eine sich abwickelt, 

 der andere sich aufwickelt. Allein weil dies 

 nicht nöthig ist und die Drehung der Rolle 

 ganz genau der Verlängerung des über sie 

 hinweglaufenden Fadens entspricht, so habe 



ich stets dies letztere Verfahren als das viel 

 bequemere angewandt. Sind die 10 Centim. 

 der Rolle durchlaufen, so braucht man diese 

 nur bei leichter Hebung des Gewichts bis auf 

 einen ihrer erstenTheilstrichezurückzudrehen; 

 ist das Gewicht bis auf die Tischplatte hinab- 

 gesunken, so verlängert man das Stativ durch 

 Hebung der Säule CE. Man sieht, es lässt 

 sich mit dem Apparat bequem eine Verlän- 

 gerung um 50 Centim. beobachten. 



Man würde die Vergrösserung auch dieses 

 Instrumentes unschwer steigern können ; man 

 könnte ein stärker vergrösserndes Objectiv- 

 system wählen. Allein dies würde zu manchen 

 Unzuträglichkeiten führen, ohne hinreichen- 

 den Vortheil zu gewähren. Oder man könnte 

 den Faden, wie bei dem zuerst beschriebenen 

 Apparat, auf eine nur 1 Centim. im Durch- 

 messer haltende, an der grossen Scheibe be- 

 festigte Rolle wirken lassen ; aber auch dies 

 habe ich unterlassen, weil damit viele Bequem- 

 lichkeiten fortfallen würden, vor allen Dingen 

 der Vorzug der Einfachheit, und der Gewinn 

 dadurch ein illusorischer würde. 



Bei alledem war es mir wünschenswerth, 

 einen Apparat zu besitzen, der bei gleicher 

 Exactheit wie der letztbeschriebene , doch 

 noch stärker vergrösserte. Ich kehrte deswegen 

 zum Princip des ungleicharmigen Hebels 

 zurück und benutzte die Methode, welche 

 gegenwärtig in der Physik bei fast allen fei- 

 neren Messungen angewandt wird ; die geniale 

 Methode, wo der lange Hebelarm durch einen 

 Lichtstrahl ersetzt ist, die Spiegelable- 

 sung*). Freilich galt es, die Methode ver- 

 änderten Umständen anzupassen und den 

 Apparat so einzurichten, dass man mit dem- 

 selben eine vergleichende Messung zweier auf 

 eine gemeinsame Axe centrirterBogen bewerk- 

 stelligen konnte. 



Der Apparat wurde in dem berühmten 

 Institut des Herrn Dr.Mey erst ein hierselbst 

 gearbeitet, zu dessen Specialität gerade der- 

 artige Instrumente gehören, und bürgte schon 

 die Officin für die in der That vorzüglichen 

 Leistungen desselben. Die Construction des- 

 selben ist folgende. Auf einem festen Piede- 

 stal befindet sich (vergl.Fig. 3-4) ein eisernes 

 Stativ mit schwerem Dreifuss und 30 Centim. 

 hoher Säule AB; diese Säule trägt einen 20 

 Centim. langen, rechtwinklig anschliessenden 

 Stahlarm BC unverrückbar befestigt ; an die- 

 sem durch die bewegliche Hülse h verstellbar 



*) Vergl. Mousson, Physik II. p. 289 und Kohl- 

 rausch, Leitfaden der praktischen Physik, p. 113 ff. 



