34. Jahrgang. 



Nr. 8. 



25. Februar 1876. 



BOTANISCHE ZEITUNG. 



Redaction: A. de Bary. — Gr. Kraus. 



Inhalt. Orig.: J. Reinke, Untersuchungen über Wachsthum. (Forts. ) — Angekiiiidigfe Lilleralur. — Neue Lilleralur. 



Untersuchungen über Wachsthum. 



Von 



J. Reinke. 



Hierzu Tafel II und III. 

 (Fortsetzung.) 



Meine Scala ist so genau für den Radius 

 180 Centim. ausgeschnitten, dass ich keine 

 Abweichung zu finden vermochte und auch 

 die Centrirung lässt sich auf wenige Millimeter 

 genau ausführen, so dass der Fehler für die 

 Beobachtungen verschwindend klein wird. 

 Es kommt nur darauf an, dass nach bewerk- 

 stelligter Messung der Distanzen die Stative 

 für die Zeit der Beobachtung unverändert 

 bleiben ; ich controlire dies dadurch, dass ich 

 die Stellen ihrer Füsse auf dem Tische durch 

 Umziehen mit einem Bleistift bezeichne und 

 ebenso die Stellen der Tischfüsse auf dem 

 Fussboden. Die Messung der Distanz von 

 Spiegel und Scala führe ich aus mittelst eines 

 dicken, geraden Stabes von Tannenholz, der 

 genau 180 Centim. misst, während die Axe 

 des Fernrohrs horizontal, die Tangente der 

 Scala vertical steht und der Tangirungspunkt 

 die gleiche Höhe über dem Fussboden besitzt 

 wie die Axe des Spiegels ; die genaue Justi- 

 rung der Scala erfolgt durch Lösung und 

 Bezeichnen der beiden Schrauben in der 

 Klammer x. Die Einstellung ist bei einer 

 geraden Scala natürlich leichter. Die Scala 

 ist ein auf den hölzernen Bogen geklebter 

 Papierstreif von 100 Millimetern mit verkehr- 

 ter Bezifferung. 



Um ablesen zu können, hat man natürlich 

 erst das Fadenkreuz im Ocular scharf auf sein 

 Auge und dann das Fernrohr genau auf die 

 im Spiegel sichtbare Scala einzustellen ; der 

 Horizontalstrich des Fadenkreuzes, welcher 

 auf die Mitte des Spiegels einsteht, muss bei 

 derselben Accommodation des Auges ebenso 



scharf erscheinen wie die Theilstriche der 

 Scala, sonst ist es schwer, die Parallaxe zu 

 vermeiden. Während man den durch das 

 Gewicht gespannten Faden über die Rolle 

 führt, gibt man dieser eine Stellung, dass 

 einer der untersten Theilstriche der Scala im 

 Gesichtsfelde des Fernrohrs erscheint. Indem 

 nun die Welle durch Streckung der Pflanze 

 sich dreht, durchläuft die ganze Scala den 

 Spiegel; ist dieselbe zu Ende, so muss der 

 Beobachter durch Rückdrehen des Spiegels 

 denselben wieder auf den Nullpunkt der Scala 

 einstellen. Da der Radius der Rolle L eine 

 Länge von 0,5 Centim., der Radius derBogen- 

 scala eine Länge von 180 Centim. besitzt, so 

 ist einleuchtend, dass jeder Zuwachs der 

 Pflanze eine Vergrösserung von 360° erfährt 

 und jeder Theilstrich der Scala= i / 360 Mm. ist. 



Die Spiegelablesung ist die genaueste Me- 

 thode der Messung kleiner Distanzen, welche 

 es gibt, daher zur Messung sehr kleiner Zu- 

 wachse besonders geeignet. Sie hat aber den 

 Uebelstand, dass es nach relativ kurzer Be- 

 obachtungszeit, wenigstens bei rasch wach- 

 senden Pflanzen, einer erneuten Einstellung 

 des Spiegels bedarf; für länger dauernde Be- 

 obachtungen des Längenwachsthums ein und 

 derselben Pflanze verdient also der mikro- 

 skopische Messapparat den Vorzug. 



Ich habe, wie schon oben hervorgehoben, 

 beim Entwurf der Apparate mein Augenmerk 

 darauf gerichtet, dieselben auch für Messun- 

 gen des Dickenwachsthums geeignet zu 

 machen; es bedarf dieser Umstand noch einer 

 kurzen Erläuterung. 



Von einer Messung des Dickenwachsthums 

 kann nur an solchen Stellen die Rede sein, 

 an welchen und unter welchen keine Längs- 

 streckung mehr stattfindet, weil die zu mes- 

 sende Querzone in dieser Hinsicht unbeweg- 

 lich sein muss. Von einem cylindrischen 



