277 



278 



haben, sowie das Gesetz des Nerven- und 

 Muskelstromes kurz berühren. 



Statt des zur Erkennung schwacher Ströme 

 und zur Bestimmung ihrer Richtung gewöhn- 

 lich gebrauchtenMultiplicators mit astatischem 

 Nadelpaare oder der Wiedemann'schen 

 Houssole benutzten wir ein Meissner- 

 Meyer stein' sches Elektrogalvanometer *) . 

 Dasselbe besitzt statt der Magnetnadeln einen 

 ringförmigen, beweglichen Magnet, dessen 

 Directionskraft durch einen am Instrumente 

 selbst angebrachten Magnetstab verkleinert 

 wird. Dieser Magnetstab ist, um leicht und 

 rasch seine Wirkung auf den aufgehängten 

 Magnet verändern zu können, gewissermassen 

 in zwei Theile zerlegt, einen grösseren und 

 einen kleineren, »die sich zu einander in ihrer 

 Einwirkung auf den schwingenden Magnet 

 etwa so verhalten, wie die grobe Bewegung 

 am Mikroskop zur Mikrometerschraube«. Eine 

 besondere Erwähnung verdient noch der an 

 diesem Instrument angebrachte Dämpfer, ein 

 dicker massiver, die Drahtrollen umgebender 

 Kupfermantel, der als ein geschlossener Mul- 

 tiplicator von nur einer Windung mit sehr 

 grossem Querschnitt angesehen werden kann, 

 welcher die grössten Schwingungen des Mag- 

 neten in der kürzesten Zeit beruhigt, so dass 

 derselbe alsbald aufNull einstehend vonNeuem 

 zur Prüfung eines Objectes geeignet ist. 



Um nun die elektromotorische Eigenschaft 

 irgend eines Körpers zu untersuchen, ist es 

 vor Allem wichtig, dass die mit den Mul- 

 tiplicator- oder Galvanometerenden verbun- 

 denen Metalldrähte nicht direct mit dem zu 

 prüfenden Körper in Contact kommen, weil 

 die Drähte niemals so gleichartig sind, dass 

 selbst, wenn sie beide in eine und dieselbe 

 Flüssigkeit getaucht werden, sie nicht an und 

 für sich schon auf die Magnetnadel wirkten ; 

 die Magnetnadel kann selbst schon einen Aus- 

 schlag geben, wenn beispielsweise zwei noch 

 so gleichartige Platindrähte ungleichzeitig in 

 ein und dieselbe Flüssigkeit eingesenkt wer- 

 den. Um sich vor solchen Störungen zu 

 schützen , hat Du Bois-Reymond die 

 Anwendung »unpolarisirbarer Elektroden« ge- 

 lehrt. Es sind dies im Innern amalgamirte 

 Zinktröge mit concentrirter Zinkvitriollösung 

 gefüllt, in welche man Fliesspapierbäusche, 



*) Meissner und Meyerstein, Ueber ein neues 

 Galvanometer, Elektrogalvanometer genannt. 



Poggendorff'sAnnalen 1861. BandCXIV. p. 1 32, 

 ausführlicher in Henle und Pfeufer, Zeitschrift 

 für rationelle Mcdicin. 1801. 3. Reihe. XI. Bd. p.193. 



die ebenfalls mit concentrirter reiner Zink- 

 vitriollösung getränkt sind, einsetzt, auf welch' 

 letzteren schliesslich mit 1 bis 2Proc. Koch- 

 salzlösung getränkte Thonplättchen aufliegen, 

 die keinen secundären Widerstand und fast 

 gar keine innere Polarisation annehmen. Wer- 

 den die beiden Papierbäusche mit einem drit- 

 ten gleichfalls mit schwefelsaurer Zinklösung 

 imprägnirten Bausch überbrückt, so zeigt sich 

 ganz gewöhnlich keine Wirkung auf das Gal- 

 vanometer. Sollte dies doch der Fall sein, so 

 kann man mit Hülfe eines kleinen Daniell 

 und eines eingeschalteten Compensators solch' 

 schwache Ungleichartigkeiten aufheben. Er- 

 setzt man nun die Brücke durch einen elek- 

 tromotorisch wirksamen Körper, so gibt der 

 Magnet einen Ausschlag, aus dessen Richtung 

 die Richtung der Ströme erkannt werden kann. 

 Da unser Elektrogalvanometer mit einem 

 Spiegel versehen ist, in welchem sich eine 

 Scala spiegelt, so kann man nun leicht mit 

 einem Fernrohr die Art und die Grösse der 

 Drehung des Spiegels resp. des Magneten 

 ablesen, aus welcher Ablenkung bei diesem 

 Instrumente aus der Anzahl vonScalentheilen 

 man sich direct ein Bild der Stromstärken ver- 

 schaffen kann, denn die ersteren sind den 

 letzteren proportional. 



Ich komme nun zu dem Du Bois-Rey- 

 mond'schen Gesetz des Muskel- und Nerven- 

 stromes. Bringt man, nachdem die verschieb- 

 bare Scala der besprochenen Yersuchseinrich- 

 tung auf Null eingestellt ist, ein Stück eines 

 gerade gefaserten Muskels, an welchem zwei 

 künstliche Querschnitte angelegt sind, so auf 

 die genannten Thonplättchen, dass auf der 

 einen Seite der Querschnitt, auf der anderen 

 der Längsschnitt mit den letzteren in Contact 

 kommt und man entfernt nun die Papier- 

 bauschbrücke, so zeigt sich ein Strom an, der 

 im Schliessungsbogen vom Längsschnitte zum 

 Querschnitte des Muskels läuft, im Muskel 

 selbst also vom Querschnitt zum Längsschnitt. 

 Es entstehen auf diese Weise »starke Ströme«. 



Bringt man den Muskel mit den Elektroden 

 so in Berührung, dass er denselben beiderseits 

 mit seinen Querschnitten aufliegt, so zeigt sich 

 diese Anordnung als unwirksam auf die Mag- 

 netnadel. Dasselbe ist auch der Fall, wenn 

 zwei gleichweit von der Mitte des Muskels 

 entfernte Punkte des Längsschnittes aufgelegt 

 weiden. 



Verbindet man dagegen Punkte eines und 

 desselben Querschnittes , welche unsymme- 

 trisch zur Axe gelegen sind, so machen sich 



