— 207 — 

 mero delle parti segnate dall' indice dell' aneroide, la vera 

 pressione atmosferica (B) sarà data da 



B = A-\-a-hbxt-^~cxA 



ben inteso che le singole correzioni si debbono aggiungere 

 col segno (positivo o negativo) che si conviene. 



A rigore non si conosce quale sia la legge secondo la 

 quale la temperatura influisce sull'aneroide, ne come vari 

 r errore della scala nelle diverse parti ; però i confronti 

 fatti dimostrano che per lo più non si va lungi dal vero 

 ritenendo 1' azione della temperatura proporzionale al nu- 

 mei'O dei gradi, e che una parte della scala differisca sem- 

 pre della stessa quantità dal valore di un millimetro di 

 pressione, come appunto si suppone usando la precedente 

 formala di concezione. 



Qualora questa correzione di 1." ordine non risultasse 

 soddisfacente, si passa ad una espressione di 2." ordine ri- 

 spetto la temperatura. 



Soventi la correzione della scala è assai piccola e tra- 

 scurabile. 



Per determinare quelle tre correzioni, ossia i tre corri- 

 spondenti coefficienti a, h, e, vi sono diversi metodi : 



1.° Sottoporre in una macchina pneumatica l'aneroide a 

 diminuzioni di pressione, misurate da un manometro. 



2° Portare 1' aneroide in un col barometro a mercurio 

 su di un monte e paragonarli. 



3.° Portare 1' aneroide solo in diversi luoghi di nota 

 altezza, e coi dati di un barometro a mercurio stabile, os- 

 servato contemporaneamente in qualche stazione vicina, de- 

 terminare lo stato barometrico a quelle altezze e quindi le 

 correzioni dell' aneroide. 



Si potrebbe aggiungere per gli aneroidi destinati spe- 

 cialmente ad una collocazione stabile il confronto con un 



