^ 209 — 



Il Dott. Guido Grassi nel 1874 ha fatto nel Gabinetto 

 di Fisica di Pavia parecchie interessanti ed accurate ricer- 

 che sugli aneroidi ; fra quattro fabbricati dal Casella di Lon- 

 dra, due avevano un coefflciente di temperatura assai pic- 

 colo, — 0."" 04 e + 0.°"" 04, erano quasi davvero compensati; 

 in un altro arrivava a — O.^^S, nell'ultimo non potè es- 

 sere determinato in causa dei risultati discordanti che diede. 



Uno dei due primi strumenti, che aveva fatto cattiva 

 prova nella misura delle altezze, colla macchina pneumatica 

 diede delle correzioni che variarono da — 10.""" 8 alla pres- 

 sione 480""", fino a + 6.""'5 alla pressione 750"". Adoperato 

 quest' aneroide a misurare l' altezza del monte Cevedale 

 diede circa 200" meno del vero, fatta la correzione indicata 

 dalle precedenti esperienze si ottenne press' a poco 1' al- 

 tezza giusta. 



Lo stesso Dott. Grassi onde vedere se con esperienze di 

 gabinetto si potessero determinare correzioni da applicarsi 

 utilmente agli aneroidi impiegati nella misura delle altezze, 

 ricorse ad una disposizione per la quale qualsivoglia pres- 

 sione poteva mantenersi lungamente nella macchina pneu- 

 matica, far variare con grande lentezza. 



Eliminata l'influenza della temperatura e rappresentando 

 graficamente le correzioni col prendere per ascisse le indi- 

 cazioni dell' aneroide e per ordinate le corrispondenti cor- 

 rezioni, si vide che la curva passante per gli estremi delle 

 ordinate si componeva di due rami 1' uno spettante alle 

 pressioni decrescenti l' altro alle crescenti, i quali rami nel- 

 l' insieme procedevano paralleli e poi si univano nel mi- 

 nimo di pressione. 



Valendosi poi di quelle correzioni per correggere diverse 

 misure di altezza trovò che impiegando quelle ottenute fa- 

 cendo il vuoto, il che corrisponde all' ascesa del monte, le 

 differenze dei valori corretti coi veri in media erano di 17", 

 invece adoprando le correzioni ottenute lasciando entrare 



