— 212 -^- 

 620,1, al ritorno a Vetriola (Casa Tonelli), lo strumento rimase 

 indietro di 4™", e questo spostamento andava poi col tempo de- 

 crescendo. Ritornato a Modena e confrontato immediatamente 

 r aneroide, corretto mediante la formola del prof. Ragona, col 

 barometro a mercurio dell'Osservatorio, si trovò una correzione 

 di stato di 4.°"" 2, (la quale poi andò lentamente decrescendo) 

 mentre alla partenza era nulla. Convinto così che questo ane- 

 roide quantunque eccellente per le ordinarie osservazioni, 

 non poteva servire alla determinazione di altitudini piuttosto 

 notevoli, dovei tralasciare, come inutile, il calcolo delle al-^ 

 tezze dei molti altri punti ove aveva osservato l'aneroide. 



Ora (giugno 1876) ho voluto vedere se si potesse colla 

 macchina pneumatica trovare le correzioni da recare a 

 quelle osservazioni, e così utilizzarle; perciò ho posto l'ane- 

 roide sotto alla campana che facevo comunicare con un 

 manometro. Nella prima esperienza 1' aria venne estratta 

 regolarmente e lentamente per modo che s' impiegò un ora 

 a far passare 1' aneroide da 751,6 a 600; l'ingresso dell'aria, 

 durò 20 minuti. In un' altra prova congiunsi la campana, 

 della macchina pneumatica col ramo aperto di un baro- 

 metro a sifone, e si raggiunse il 600 in una mezz'ora: l'in- 

 gresso dell' aria avvenne irregolarmente e non si fecero per 

 esso i relativi confronti. 



Fatte le correzioni della temperatura dell'aneroide (ri- 

 tenendo che il termine dipendente dalla temperatura, nella 

 formola del prof. Ragona, valga a qualunque pressione), 

 del manometro e del baromeiro, si ebbero le seguenti cor- 

 rezioni, medie delle due esperienze quasi coincìdenti, fatte 

 estraendo 1' aria. 



Lettura dell' aneroide e correzioni 



750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 

 -t- 1,0 + 1,4 + 1,6 -H 2,3 H- 2,5 + 3,2 + 3,5 -f- 4,3 -+- 5,9 -4- 6,2 -+- 8,1 



640 630 620 610 600 

 -h 9,9 -+- 10,6 ■+- 12,7 + 14,0 -h 14,8 



