— 222 — 



barometriche e le altezze, non si è occupato degli aneroidi 

 di Goldschmid di Zurigo i quali per una speciale costru- 

 zione sono più idonei dei primi a sopportare le forti varia- 

 zioni di pressione e le scosse dei viaggi ; questo abile mec- 

 canico ha riconosciuto (1) che negh ordinari anei'oidi in 

 tali circostanze, quantunque la scatola vuota d' aria man- 

 tenga la sua sensibilità alle variazioni della pressione e si 

 muova regolarmente, il congegno di trasmissione del mo- 

 vimento all'indice non funziona come si deve: la catenella 

 non può avvolgersi e svolgersi con rapidità ed insieme con 

 regolarità attorno al tamburro: inoltre poi un piccolo dif- 

 fetto che si trovi e si produca in uno degli articoli della 

 detta catena basta a rendere notevolmente irregolare l' an- 

 damento dello strumento. 



Il Goldschmid ha quindi ideato un aneroide nel quale 

 la detta trasmissione si fa colla più grande semplicità e 

 precisione: la scatola vuota d' aria nei suoi movimenti 

 agisce come potenza su di una leva di terzo genere che 

 all' estremità porta una piastrina od indice che si affaccia 

 ad una finestrella praticato sul lato dello strumento: una 

 seconda leva a molla, indipendente dalla prima, porta come 

 quella una piastrina che muovesi accanto all' altra e gi- 

 rando il coperchio dello strumento, che funziona da vite 

 micrometica, si fanno coincidere due tratti che sono segnati 

 sulle due piastrine, e che scorrono presso di una gradua- 

 zione segnata su di un lato della finestrella; una lente 

 d' ingrandimento rende facile 1' ottenere la coincidenza 

 esatta dei due tratti e la lettura della graduazione. Durante 

 il trasporto un apposito corsoio arresta i due indici e mette 

 r apparato di trasmissione in riposo. 



Con tale ingegnosa disposizione non va perduto alcuno 

 dei minimi movimenti della scatola vuota d' aria, e la mi- 



(1) Zeitschrift der Oesterreichischen Gessellschaft fiir Meteorologie Voi. 

 V. pag. 177. 



