— 228 — 



Se poi si vorrà una grossolana stima improvvisabile a 

 un tanto per millimetro di variazione nella pressione indi- 

 cata dall' aneroide si potrà tenere per guida la seguente 

 tavoletta che sarà utile copiare e portare insieme all'ane- 

 roide. 



Fatta la media od anche semplicemente la somma delle 

 due letture dell'aneroide nelle due stazioni, si cercherà quale 

 delle cifre delle due colonne rispettive delle medie o delle 

 somme le si avvicina di più e si prenderà tante volte il nu- 

 mero di metri che le sta appresso, quanti sono i millimetri 

 di cui variò 1' aneroide. 



Media 



Metri 



Somma 



delle letture 



per millim. 



delle letture 



770""" 



li- 



1540"°' 



735 



li y. 



1470 



705 



12 



1410 



650 



13 



1300 



600 



14 



1200 



560 



15 



1120 



530 



16 



1060 



500 



17 



1000 



470 



18 



940 



445 



19 



890 



425 



20 



850 



p. e. sia A = 748 

 a =705 

 sarà A + a = 1453 o la media 726 

 e A-a= 43 

 quindi : Altezza = 1 1 % x 43 = 495"" 



È poi evidente che tutto quel che si disse per il calcolo 

 approssimato dalle altezze mediante l' aneroide vale ancora 

 qualora si usasse il barometro a mercurio, od il barometro 

 ad aria o svizzero od anche il termobarometro quando si 

 conoscano le pressioni corrispondenti alle diverse tempera- 

 ture a cui bolle l'acqua nelle stazioni di differenti altezze. 



