114 



Tetro del copercliio, ma sibbene la canna metrica, 

 sino a che V ago non venga di nuovo nel piano 

 verticale passante pel rigo del copercliio ed il dia- 

 metro del fondo. 



In questa seconda stazione, e così nelle succes- 

 sive, la canna avrà presa una direzione parallela 

 a quella che aveva nella prima stazione. 



Il fondo della scatoletta portando una grossolana 

 graduazione, speditivamente, si potrà anche col mezzo 

 di questa determinare la reciproca direzione dei 

 profili e così fare ancora una specie di relevamento 

 topografico. 



Vedesi adunque come in modo rapido ed abba- 

 stanza approssimativo si possa ottenere T orientazione 

 e r orizzontalità delle canne metriche e come per- 

 ciò ne risultino le curve di livello. 



Generalmente, per effetto dell' attrito del pernio 

 r ago non si disporrà sempre scrupulosamente nella 

 stessa direzione, cessato il movimento oscillatorio. 



È necessario pertanto d' aiutarlo a mettersi al 

 meridiano ; e ciò col battere leggiermente la scatola 

 onde le vibrazioni del sistema ajutino 1' ago a vin- 

 cere r attrito del pernio. 



Non si è inteso dallo scrivente di presentare ne 

 una novità, ne un istrumento di precisione. 



Trattasi semplicemente di una applicazione per 

 ottenere un poco di speditezza nel genere di rile- 

 vamenti sopra indicati e cioè quando non occorra 

 d' avere una grande esattezza. 



Anche nel senso economico la livelletta con 

 bussola d' orientazione si raccomanda, imperocché 

 non costerà più di L. 25 o 30, fabbricata con ogni 

 accuratezza dal R. Tecnomasio di Milano. 



Roma, 4 Maggio 1872. 



