KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAK. BAND. II. N:0 3. 19 



aflägsnade lampor, hvilka alltid båda på en gång komma till användning och likformigt 

 belysa håren från begge sidor. En ofullkomlighet vid denna refraktor är, att den sak- 

 nar fältbelysning, och att anbringandet af sådan skulle möta åtskilliga svårigheter. 



Hår-lamporna vid mikrometern II, hvilka ständigt åtfölja positions-rörelsen och 

 dervid äfven fungera såsom motvigter, hafva dubbel rörelse och intaga således alltid af 

 sig sjelfva sin vederbörliga ställning. Denna konstruktion medgifver blott användning 

 af hår vinkelräta mot mikrometer-skrufvens axel. Slid-rörelsen med håren och skruf- 

 varna är nämligen innesluten i en liten stark rektangulär låda, från hvilken de armar, 

 genom hvilka lampljuset inkastas, utspringa under en vinkel af ungefärligen 30° emot 

 fokal-planet. Lampljuset passerar först genom konvexa linser, hvarefter detsamma re- 

 flekteras till håren af planspeglar, som äro vridbara och derigenom äfven blifva be- 

 qväina moderatorer af belysningen. Den nämnda mikrometer-lådan fasthålles vidare 

 på positions-apparatens corpus af slider från 2:ne sidor, mellan hvilka den således kan 

 förskjufvas och medelst en kollimations-skruf vederbörligen justeras i förhållande till 

 positions-cirkelns centrum. Positions-rörelsen sker kring en stark metall-hals och är 

 således mycket säker. Mikrometer-sliderna äro med största omsorg inslipade, och 

 såväl de som mikrometer-skrufven hafva en särdeles mjuk gång. Skrufven stöder sin 

 sferiskt afsvarfvade ända emot en i mikrometer-lådan fix agat-platta, och den har så- 

 ledes sjelf blott en rotatorisk rörelse kring sin axel, under det att skrufmuttern, som 

 innehålles i det rörliga hårets slid, tillsammans med denna och håret får den pro- 

 gressiva rörelsen. Det är således äfven en mycket lätt operation att uttaga mikro- 

 meter-skrufven för tillfällig afputsning, då mikrometern derigenom på intet vis des- 

 ajusteras. Skrufmutterns gängor tryckas emot skrufvens af en måttligt spänd ur-fjäder, 

 som verkar i skruf-axelns riktning. Bågvalören på en gänga i mikrometer-skrufven 

 II är ungefärligen 13", då den äldre mikrometer-skrufvens gänga var ungefärligen 17"; 

 de använda spindelväfs-hårens diameter var, såsom jag redan nämnt, i båda mikrome- 

 trarna ungefärligen = 0",5 = 0,003 linier. 



Innan denna mikrometer kom till användning och äfven sedan, har jag offrat 

 mycken tid på undersökning af densamma. Det är emellertid ej min afsigt att här 

 närmare gä in på dithörande detaljer, då, för det närvarande ändamålet, ett kort an- 

 gifvande af nåffra af de vunna resultaten är allt som behöfves. 



En af de första undersökningarna af mikrometern II angick slid-rörelseu eller 

 hade till uppgift att afgöra, huruvida hären vid koincidens på olika punkter af skalan 

 bibehöllo sin parallelism och samma afständ i optiska axelns riktning. För åtgörande af 

 den senare frågan användes en för ändamålet inrättad mikroskop-apparat med skruf, 

 i hvilken 0,02 af en gänga är = mikrometer-hårets diameter. Mätningar den 10 Dec. 

 1867 på 3:ne punkter af skalan gåfvo följande särdeles tillfredsställande resultat, hvar- 

 est talen äro media af 10 enkla mätningar. 



