KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. II. N:0 3. 



O 



Ser. 11. Uppmät?!, af ett af stånd — f gänga. Ar 1870. 



23 



Begynnelsepunkt. 



10" 



20" 



30" 



40 r 



50" 



60" 







1 



0",764 



0",762 



r ,759 

 7G0 

 760 

 757 

 756 

 755 

 756 

 756 

 753 

 753 



r ,755 

 759 

 760 

 756 

 752 

 751 

 754 

 753 

 750 

 751 



0",754 

 760 

 760 

 758 

 756 

 753 

 751 

 750 

 750 

 750 



0",755 

 759 

 760 

 759 

 759 

 757 

 750 

 746 

 747 

 751 



768 

 763 

 759 

 753 

 752 

 751 

 754 

 757 

 760 



762 

 758 

 756 

 755 

 754 

 755 

 755 

 758 

 759 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 





Efter insättning af den nya löp-stenen utfördes följande mätningar. 



o 



Ser. 111. Uppmätn. af ett af stånd = f gänga. Ar 1870. 



Begynnelsepunkt. 



10" 



20" 



30" 



40" 



50" 



60" 







0",758 

 758 

 755 

 751 

 749 

 748 

 749 

 750 

 751 

 755 



0",755 

 754 

 750 

 748 

 749 

 750 

 752 

 752 

 752 

 754 



0".7 51 

 751 

 750 

 748 

 748 

 748 

 749 

 750 

 750 

 750 



0",750 

 751 

 749 

 747 

 744 

 747 

 749 

 750 

 750 

 750 



0",750 

 751 

 750 

 749 

 746 

 744 

 748 

 749 

 749 

 749 



0",752 

 752 

 750 

 748 

 748 

 743 

 745 

 748 

 748 

 750 



1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



För bestämning af gängornas olika höjd utfördes under sommaren 1868 med 

 dubbelstjern-apparaten 2:ne mätnings-serier från den 10:e till den 60:e skaldelen, hvar- 

 vid ett afstånd af blott ungefär 2 gängors höjd uppmättes, emedan apparaten icke med 

 säkerhet kunde användas för större afstånd. Under sommaren 1870 utfördes tvänne 

 analoga mätnings-serier med mikroskop-apparaten — en före och en efter insättningen 

 af den nya löp-stenen. Denna förändring visade ingen märkbar inverkan på dessa mät- 

 ningar, då öfverensstämmelsen mellan alla fyra serierna kan anses för fullständig. De 

 två sista serierna utgjorde en uppmätning af ett afstånd ungefär — 5 gängor, motsva- 

 rande det största afstånd, som med säkerhet kunde uppmätas med den använda apparaten. 

 Vid alla dessa mätningar varierades mikrometerns nollpunkt enligt bekanta reglor, så 

 att skrufgängornas små periodiska ojemnheter äro fullständigt eliminerade. De af dessa 

 4 serier erhållna resultaten kombinerades med åtskilliga uppmätningar af celesta dekli- 

 nations-differenser, som motsvarade större afstånd på skalan, och hvilka erhållits genom 

 dubbla mätningar symetriskt anordnade på båda sidor om skalans midtelpunkt. Jag 



