RECHERCHES SUR LA FORCE ÉLECTROMOT RICE. 31 



soudé, fut au lieu ployé deux fois ä angle droit au voisinage du poiut de soudure. 

 Dans cette combinaison, le point de soudure se trouvait donc au voisinage du coude 

 unissant les deux fils paralléles, au lieu d'avoir sa place au milieu de ce coude. Les 

 fils ainsi préparés furent introduits, passés ä travers le bouchon, dans une grande 

 éprouvette en verre. Par le méme bouchon un thermométre tres-sensible fut placé 

 de telle sorte, que sa petite boule cylindrique s'appuyåt par son milieu contre le point 

 de soudure. L/éprouvette était introduite par un trou au milieu d'un mince couvercle 

 en bois adapté ä un grand vase en verre rempli d'eau froide. Afin que 1'eau ne put 

 étre que lentement chauffée par 1'air de la chambre, le vase de vei*re était entouré 

 d'une couche d'ouate de coton. Les extrémités libres des deux fils sortant du bouchon 

 de 1'éprouvette et ayant une direction verticale, passées par le fond d'une petite boite 

 en bois, y furent unies par de petites vis aux fils conducteurs du magnétométre. Dans 

 la boite en bois, un autre thermométre parfaitement semblable au précédent, fut placé 

 de telle sorte, que sa boule se trouvåt tout prés des points de réunion. Les trous 

 pratiqués au fond de la boite et ä sa surface supérieure furent fermés par du coton, 

 afin d'empécher 1'entrée de l'air extérieur qui aurait pu l^apidement modifier la tempé- 

 rature. Cette derniére était au reste a peu prés la méme que celle de 1'air extérieur, 

 mais se modifiait plus lentement. La température du point de soudure dans 1'éprou- 

 vette, fut pendant toutes les expériences d'environ -|- 10°. Pour la recherche de la 

 conductibilité galvanique, une bobine recouverte de fil de cuivre avait été introduite 

 dans le circuit. Un aimant d'acier placé dans cette bobine, y avait un espace suffisant 

 pour se mouvoir a une distance déterminée. La force d'induction restant de la sorte 

 invariable, les déviations du magnétométre obtenues par 1'inducteur devaient étre pro- 

 portionnelles au pouvoir conducteur. Dans le circuit avait de méme été placé un 

 rhéostat, lequel toutefois n'eut besoin d'étre employé que pour la combinaison bismuth- 

 cuivre, cette combinaison donnant des déviations plusieurs fois plus grandes que les 

 autres. Le magnétométre, dans lequel les déviations se lisaient de la maniére ordinaire 

 ä 1'aide d'une lunette et d'une échelle, avait un systéme d'aiguilles parfaitement asta- 

 tique, de sorte que le magnétisme terrestre n'exer^ait aucune influence sur lui. La 

 force directrice nécessaire fut obtenue par la suspension du systéme d'aiguilles avec le 

 miroir y appartenant ä un mince fil d'argent dont la force de torsion donnait au systéme 

 une direction déterminée. Ce mode de suspension a 1'important avantage cVétre totale- 

 ment indépendant des variations de la déclinaison magnétique terrestre. Les déviations 

 sont proportionnelles a 1'intensité du courant. Quand un nouveau couple de fils avait 

 été introduit, on attendait de procéder k la premiére observation, jusqu'ä ce que les 

 points de contact fussent arrivés a la température indiquée par le thermométre y 

 appartenant, sur quoi les observations se suivaient ä de courts intervalles. Il était 

 peut-étre a craindre, avec cette méthode d'observation, que de la chaleur ne passat des parties 

 les plus chaudes aux parties les plus froides des fils, et que, par suite, les points de contact 

 neussent pas exactement la méme température que celle indiquée par les thermométres 

 dont les indications dépendaient aussi en partie de la chaleur de 1'air ambiant. Afin 

 de voir si cétait le cas, les fils d'un couple de combinaisons furent réunis avec des 

 fils de la méme espéce, de sorte que la distance, de la boite en bois indiquée ci-dessus, 



