16 S. LEMSTRÖM. 



que 1'autre. Dans les intervalles de temps les plus petits, la différence de longueur 

 était insensible; elle pouvait méme devenir negative, vu que linterruption du courant 

 d 'induction navait pas lieu au moment méme oii la vis touchait la plaque de 1'extré- 

 mité du levier, mais que le choc devait premiérement se transmettre ä 1'extrémité op- 

 posée. Le temps de transmission est sans doute, absolument considéré, peu conside- 

 rable, mais pourtant tres-grand en comparaison des minimums de temps obtenus par 

 moi. Pour amener les leviers ä reprendre, apres chaque chute du cadre, leur position 

 primitive, le mécanisme de 1'instrument méme ne fut pas suffisant, vu les effets få- 

 cheux qu'avait la moindre modification dépendant de 1'inégalité des pivots ou de dé- 

 rangements dans le levier méme. Il fallut y pourvoir en introduisant un coin gradué 

 entré 1'écrou placé sous le levier et une enclume vissée en dessous dans la planche. 

 J'obtins de la sorte une légére hausse, toujours égale, du levier, par laquelle il était 

 ramené ä sa position premiére. 



La balancoire, qui reposait sur un lit de papier mou, était fixée au moyen d'un 

 étau ä un trépied solide placé sur un mur fondamental auprés d'un pilier. Ce mur 

 traverse toute la salle de travail, de sorte que le plancher de l'un des cotés ne touche 

 pas a celui de l'autre; on pouvait donc se mouvoir sans ébranler le systéine d'ai- 

 guilles du magnétométre. Ce dernier instrument était placé ä part, ä coté du mur 

 fondamental, sur une table recouverte d'une plaque de marbre. 



Pour que la descente du levier eut lieu cTune maniére aussi uniforme que pos- 

 sible, elle se faisait au moyen dun ruban élastique courant sur une poulie fixée ä un 

 socle; la traction de ce ruban devait se faire avec une certaine prudence, car il se 

 montrait sans cela des variations que l'application de cette mesure faisait disparaitre. 



La bobine se composait de deux fils isolants de cuivre courant parallélement, 

 dont l'un constituait le circuit inducteur et 1'autre le circuit dinduction. Les fils étaient 

 enroulés en 79 tours juxtaposés et sur deux couches superposées, avec une bände 

 de fort papier entré elles; le diamétre des tours extérieurs mesurait 134,3 mm., et 

 1'épaisseur du fil de cuivre, indépendainment de la soie, était de 0,5 mm. 



La résistance était égale dans chaque fil et s'élevait a 68,? unités de rhéocorde, 

 que je désignerai désormais par R' r ). La bobine était placée ä une distance telle des 

 instruments de mensuration, qu'elle ne pouvait exercer aucune influence sur eux. 



La pile produisant le courant inducteur, consistait en 8 couples de Bunsen, 

 avec de 1'acide nitrique concentré autour du charbon et de 1'acide sulphurique 

 étendu d'eau autour des plaques de zinc, ployées en forme de cylindres autour 

 des vases poreux contenant les charbons prismatiques. Dans le circuit du cou- 

 rant inducteur, se trouvaient un commutateur et une boussole des tangentes, au 

 moyen desquels on pouvait obtenir la force relative du courant et de la résis- 

 tance. Pour la mesure de cette derniére, je ne me suis servi que de la boussole 

 des tangentes, vu que les mesures obtenues par la de la force du courant sont suffi- 

 samment approximatives. A cet effet, jemployai presque toujours comme mesure re- 

 lative de la force du courant, tout le courant dinduction généré ä la fermeture et ä 



') Le rapport entré le rhéostat et cette rhéocorde s'exprime par Féquation suivante: K = 2,94 R. 



