COURANTS D'jNDtjCTION VOLTAiQUE. 19 



Si maintenant 1'on observe u, u et u" pour un certain nombre d'intervalles de 

 temps, on obtient par le calcul les corrections cherchées, et des qu'un assez grand 

 nombre de corrections ont été obtenues pour une certaine force de courant et une 

 certaine résistance dans la pile, on peut employer ces valeurs comme une tabelle, et 

 chercher par interpolation les corrections pour chaque cas special. Cest la méthode 

 que j'ai employée. Mais il est urgent de inesurer d'une maniére aussi exacte que pos- 

 sible la force du courant et la résistance de la pile. La résistance se mesure au moyen 

 de la boussole des tangentes, et pour avoir une mesure suffisamment exacte de la force 

 du courant, on mesure, de la méme maniére que pour le courant principal, la dévia- 

 tion totale du courant d'induction généré au moment ou le courant traverse la bobine 

 décrite ci-dessus. Soit s cette déviation, et s, la force normale, par laquelle je comprends 

 1'indication ä laquelle toutes les autres ont été réduites; soit en outre M' la résistance 

 dans le premier cas et M dans le second, la correction de 1'extra-courant sera évidemment 



_ s' M+m 

 6 ~~ s M' + m e > 



vu que 1'on a 



E , E' En 1 E' n- 



s — ^rr~; — -, s = rr=~. — : e = r^r~, — ^ e t e 



M+m> M' + mi (M' + m) 2 (M' + rrif- 



Il est donc possible de calculer au moyen des indications de l'extra-courant pour 

 Une certaine force de courant, celles cVune autre force, pourvu que 1'on connaisse exacte- 

 nient la résistance de la pile. 



Dans la partie des expériences ou je pris la correction pour l'extra-courant au 

 moyen de 1'établissement d'un circuit secondaire, j'einployai comme électromoteur un 

 couple de Bunsen de la méme espéce que ceux mentionnés ci-dessus ; mais comme la 

 force du courant et la résistance y sont singuliérement variables, je résolus de les 

 remplacer par des couples de Daniel. Pour commencer, je n'employai qu'une pile, 

 composée de trois couples; je fis passer le courant par les trois couches juxtaposées 

 du magnétométre ou de la méme maniére que le courant d'induction. Les indications 

 furent toutefois si minimes que je crus devoir cbanger la pile en quatre couples succes- 

 sifs de Daniel; mais comme la résistance en fut considérablement augmentée et que 

 les variations en auraient exercé une trop grande influence sur le tout, la résistance 

 du cii'cuit extérieur fut augmentée en faisant passer le courant par la couche N:o 1 

 du magnétométre. Sa force relative fut toutefois mesurée de la méme maniére que 

 précédemment, c'est-a-dire en faisant produire au courant un courant d'induction dont 

 lindication totale, quand le courant passait par les trois couches juxtaposées, consti- 

 tuait la mesure relative. 



La mesure des intervalles de temps fut légérement différente pour le courant de 

 fermeture et pour celui d'ouverture. 



Une indication constante une fois obtenue pour le courant méme d'induction, je 

 neus plus, pour le courant de fermeture, qu'ä diriger dans le méme intervalle le cou- 

 rant chronométrique par la couche N:o 1. Cela s'exécuta trés-facilement en établis- 

 *aut et_ en interrompant le courant chronométrique par les mémes contacts que ceux 

 servant a l'établissement et k 1'inteiTuption des courants inducteur et d'induction. 

 Si le courant inducteur s'établit par le contact 3 (Pl. II, tig. 1) et que le courant 



