MAGNETISKA OBSERVATIONER. 17 



Nålens längd 90 mm. 



Vertikalcirkeln var indelad uti &:dels grader, och anäsningen säker inom 6" för- 

 medelst tvenne midt emot hvarandra belägna nonier. Nålens ställning aftästes medelst 

 tvenne mikroskopet", belägna midt emot hvarandra och fast förenade med nonierna l ). 



En magnetisk theodolit af Lamonts konstruktion i fullständigt brukbart skick 

 äfvensom en annan, hvilken i händelse af behof i nödfall kunde användas. Theodoliten 

 var försedd med alla tillbehör för deklinations- och intensitets-bestämningar. Emedan 

 detta instrument flera gånger blifvit beskrifvet så väl af Lamont sjelf, som äfven af 

 andra, så anser jag endast nödigt att här uppgifva de detaljer, hvilka äro egendomliga 

 för det af mig begagnade instrumentet. 



Det glasrör, hvilket vid deklina/tionsbestämningarna fastades uti den af glas och 

 messing konstruerade låda, hvari magneten med tillhörande spegel fanns, var omkring 

 30 centimeter långt; magneten kunde omläggas, hvarigenom collimationsfelet elimine- 

 rades, och denna omläggning företogs mestadels alltid. 



För aflänkningsförsök vid intensitetsmätningar förefanns en särskild liten magnet 

 med vidfästad spegel, hängande uti sin dosa, hvilken var fästad vid en skena, hvarpå 

 aflänkningsmagneterna kunde läggas. 



Längden af den kokontråd, vid hvilken magneten hängde, var 72 mm.; sjelfva 

 nålens längd var 29,2 mm. 



Aflänkninofsskenan var indelad uti centimeter, den graderade cirkelns diameter 

 var 115,1 mm., och indelningen var gjord uti ^dels grader från till 360. Anäsnin- 

 gen, säker på 20", skedde ined tvenne nonier 120° från hvarandra. 



De till instrumentet hörande aflänkningsmagneterna voro betecknade N:ris 1, 2 och 

 3, samt hade följande dimensioner: 



N:o 1 36,r,5 mm. lång 7,25 mm. bred och 1,25 mm. hög, 

 N:o 2 36,45 mm. » 7,1 mm. » » 1,25 mm. » 

 N:o 3 36,43 mm. » 7,4 mm. » » 1,3 mm. » 



Vid aflänkningsförsök lades dessa magneter på en liten skena 37,0 mm. lång, 

 hvilken med lindrig friktion kunde skjutas längsefter aflänkningsskenan. Den lilla ske- 

 nan var försedd med en häfstångsinrättning, förmedelst hvilken en fin inställning kunde 

 göras, utan att observatorns hand vidrörde magneten. Inställningen skedde alltid med 

 tillhjelp af en liten lup. 



För observerandet af magneternas svängningstider fanns en glascylinder, omkring 

 30 centimeter lång, hvari magneten kunde hängas, sedan en liten spegel blifvit fästad 

 vid densamma. Glascylindern hade på en sida en öppning, hvari en planparallel glas- 

 skifva var inpassad; genom denna öppning kunde svängningarne följas med tuben. 

 Genom denna inrättning var magneten fullkomligen skyddad för störande luftströmmar. 



Alla tre magneternas konstanter bestämdes före afresan från Stockholm, men till 

 följe af den fria magnetens betydliga längd och den deraf härrörande större möjlighe- 

 ten till fel vid bestämmandet af konstanten för magnetismens fördelning uti nålarne, 



l ) Den ena nonien var något felaktig-, hvarföre anäsningen af densamma alltid skedde uppskattningsvis medelst 

 en lös lup. 



1 3 



K. Vet. Akad. Haudl. liaud a. \:i> S. 



