Om Legemernes' eg 259 
mon ei kan holde Regnfkab. TI alle Tilfælde andet 
Glasröret fig ved det Tryk det modtager indenfra *), 
For at undgaae disfe Kilder vil Feil, benyttede vi 
det i Fig. 19 afbildede Redfkab, hvor Luften er ind- 
fpærret i et foroven tillmeltet Glasrör, der indflut- 
tes i en fiærk Glasoylinder, fom forrieden indehol- 
der Qvikfölv til Luftens Spærning, men iövrigt Vand, 
Naar man nu tilveiebringer et afmaalt Tryk paa Van- 
det, faa gaaer famme derfra over til Qvikfölvet, fom 
atter virker paa Luften, Paa denne Maade kan man 
anvende et vidt Glasrör, der ikke behöver at være 
*) Mig forekomme de mod den ældre Tagttagelfesmaa- 
de ovenfor fremfatte Indvendinger ei at være af faa 
fior Betydenhed. Rörets Inddeling å ligefiore Rum- 
dele er ogfaa nödvendig ved Forfatterens Fremgangs- 
inaade; har Glasfet den nödvendige Tykkelfe, kan et 
vidt Rör ogfaa udholde Trykket. Er Glasröret og 
Qvikfölvet fuldkommen rene og törre, faa ville vift 
de Luftblærer, fom fætte fig imellem Glasfet og Qvik- 
fölvet være faa fmaae, at den deraf udfpringende 
Feil neppe kunde mærkes ved Aflæsningen af Qvik- 
fölyhöiden. Gnidningens Modfiand ophæyes her faa- 
velfom ved Barometeriagttagelfer ved en Ryfielfe 
frembragt ved fmaae Slag paa Apparatet, Glasfets 
Udyidelfe vil i alle Tilfælde være meget liden, og 
og da heryed alene det med Luft fyldte Rum DE 
(Fig. 18) over Qvikfölvet kommer i Betragtning, og 
dette Rum aftager i famme Forhold, fom den tryk- 
kende Kraft, og altfaa Glasrörets Rumindhold fra G 
ul D tiltager, faa vil Udyidelfen af Rumindholder 
DE blive en confiant Störrelfe, fom fandfynligviis, vil 
bliye mindre end Aflæsningsfeilene. Imidlertid er det 
en betydelig Betryggelfe, at denne fidfie Ufikkerhed 
ved Forfatterens findrige Fremgangsmaade aldeles er 
hæyet, Hanfieen, 
