SUI PRINCIPALI FENO?,fENÌ 



ii BILW DEI aLOKI ATiOSFEÌIÌCO 



DEL StG. PROF. CAV. DOMENICO RAGOM 



l, I* — SiigileBiaa tlS calcolo asato< 



iella memoria intitolata Descrizione dell' Igrotermografo 

 del R, Osservatorio di Modena (1), ho l'atto conoseere le varie 

 parti di questo importante apparecchio. Le modificazioni che 

 furono posteriormente in esso introdotte, relativamente al con- 

 gegno, trovansi inserite nell' Appendice della stessa memoria, 

 e neir altra, in seguito pubblicata, col titolo Descrizione della 

 iìuo\?a finestra meteorologica del R. Osservatorio di Mo- 

 dena (2). 



Cennerò qui le modificazioni che 1' uso dello strumento, 

 dopo pochi mesi dal 8uo impianto, mi hanno fatto conoscere 

 indispensabili, riguardo al calcolo delle osservazioni, cioè alla 

 conversione dei gradi della scala arbitraria dell' apparecchio, 

 in veri gradi termometrici. Riserbo ad altra occasione un esteso 

 ragguaglio di tutto ciò che si riferisce a!!' umidità relativa. 



Per la conversione dei gradi arbitrari G, in gradi termo- 

 metrici T, ho fatto uso primitivamente della formula 



T=0,63i36. G -0,0020334. G^^ 



(1) V. Annuario della Società dei NaturalisU di Modena. Anno V. 



(2) V. Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Mo- 

 dena voi. XIL 



