osservazioni termometriche, ( pubblicate nei Bullettini della 

 Meteorologia Italiana ), coi valori somministrati dall' Igroter- 

 mografo per ì' ora medesima. Difalli il confronto ammeue la 

 contemporaneità della osservazione, coi punto che sulla carta 

 dello strumento corrisponde all' ora data. Non essendovi que- 

 sta precisa contemporaneilà , possono riscontrarsi sensibili 

 differenze nelle occasioni di fasi ascendenti o discendenti. 

 Estratta la carta dal cilindro girante, si prendono immediata- 

 mente per le temperature corrispondenti alle varie ore de! 

 giorno i punti della curva diurna che intersecano lo linee 

 orarie. Per esempio la temperatura dell' ora IV è data dal 

 punto t fig. 3'\ quella dell' ora V dal punto t' ecc. La lun- 

 ghezza considerevole degli indici, e il meccanismo ( descritto 

 nelle antecedenti memorie ) che spesso li riconduce alla dire- 

 zione normale alle linee orarie, permettono questa semplifica- 

 zione, che fa immediatamente determinare i gradi G corri- 

 spondenti alle varie ore del giorno. Se nell' istante della let- 

 tura del termometro a 4^ 1' indice trovasi in a, quantunque il 

 punto a sia vicinissimo al punto f, essendovi nella curva una 

 forte inflessione, vi deve essere una sensibile differenza tra 

 r osservazione diretta e il valore dell' Igrotermografo, mentre 

 per 5* vi è perfetta corrispondenza tra le due indicazioni a', t', 

 essendo quel tratto della curva perpendicolare alla linea oraria. 

 Perloehc le ordinarie osservazioni termometriche, pubblicate 

 nei fascicoli della Meteorologia Italiana, rigorosamente debbono 

 compararsi coi rilievi determinati in ogni osservazione per 

 lupzzo dei punti di riferenza P, fig. 4*, che imprime il mar- 

 telletto neir istante dell' osservazione, come appunto si è fallo 

 nella tavola dei confronti in fine di questo paragrafo. 



Appena rinnovate a mezzanotte le carte delle due partì del 

 Meteorografo, nel corso della notte medesima si fa il calcolo 

 delle curve, e le carie non si conservano se prima tulli i va- 

 lori non sono esattamente calcolali e controllati per ciascnna 

 delle 24 ore, e pronti per le stampe, in questo modo si sono 

 raccolti finora in questo R. Osservatorio, i risultali automatici 

 di cinque anni di osservazioni barometriche, anemomelriche e 

 udomelriche, e di due anni di osservazioni termometriche e 

 psicrometriche, materiali mollo importami per la bontà degli 

 strumenti, e per la cura posta nel calcolo delle curve, calcolo 

 eseguito senza dilazione, mentre sono ancor fresche le impres- 

 sioni sullo stato meteorologico del giorno, e su qualche spe- 



