158 



stratori. Se per mezzo di apposito strumento si determinano 

 isolatamente i massimi e mininù i.iaiometrici, essi procedono 

 di accordo coi valori somministrati dalle curve del barometro 

 registratore. Però per la temperatura avvengono notevoli di- 

 screpanze tra le indicazioni dei termometri a massima e mi- 

 nima, e quelle del termometro registratore. 



Se ammettiamo, come deve ammettersi, che i valori mas- 

 simi e minimi diurni devono aitribuirsi alle stesse influenze 

 che determinano le varie fasi della temperatura nelle diverse 

 ore del giorno, e in coacervo la temperatura media diurna, 

 come vi è corrispondenza (dentro i limili sopra specificati) ira 

 la temperatura osservala nel termometro esterno in un' istante 

 qualunque, e quella contemporaneamente indicata dalla curva 

 termografica, così vi dovrebbe essere corrispondenza tra i va- 

 lori massimi e minimi diurni dati dai termometri a massima 

 e minima, e quelli somministrati dalla curva del termometro 

 registratore. Ora questa corrispondenza mai si verifica, e le 

 differenze giungono talvolta a un pajo di gradi. Quindi reputo 

 fermamente,^ che non si procede con la dovuta esattezza, com- 

 parando i massimi e minimi ottenuti per mezzo dei termometri 

 a max. e min. con le quantità somministrate dal termometro ester- 

 no, e ricavando il valore medio diurno da una formula in cui 

 entrano promiscuamente quantità ricavate dai tre strumenti. In 

 prova di ciò inserisco i valori massimi e minimi traili dalle curve 

 dello Igrotermografo, per dieci decadi consecutive da 20 Marzo a 

 30 Giugno 4871, comparali coi valori eonlemporaneamente rica- 

 vati dai termometri a massima e minima. Si noti clic a ciascu- 

 no dei due termometri si applica una speciale correzione, de- 

 sunta da lunghi ed esalti confronti col termometro campione. 



La disposizione dei termometri nella finestra meteorologica 

 di questo R. Osservatorio è conosciuta, essendosene già pubbli- 

 cata la descrizione con le relative figure. I! termometro a mas- 

 simi e il termometro esterno sono a me i< urio, il termometro 

 a minimi è ad etere amilico. Tulli i hnl! i sono cilindrici, oriz- 

 zontali nei termometri a max. e min , venicale nel termometro 

 esterno. I tre termometri sono collocati nel medesimo piano 

 verticale, distante 60 centimetri dal bordo esterno della finestra. 

 Il termometro a max. è ad ovest ed il termometro a min. ad 

 est del termometro esterno. Quest' ultimo dista 32 centimetri 

 dal termometro a max. e 61 dal termometro a min. nella di- 

 rezione orizzontale, e 33 centimetri da ambidue nella direzione 

 verticale. Tali distanze sono relative al mezzo dei bulbi. 



