143 



potere giammai produrre il menomo equivoco. Anche ammet- 

 tendo che r istante del massinio, per esempio, succeda giusto 

 neir intervallo dei cinque minuti inatlivi, non vi può essere 

 errore sensibile nella determinazione del tempo e tiella quan- 

 tità, principalmenle usando l'avvertenza, sopra specificata, di 

 tirare a mano una lineella elementare ira due puntini adia- 

 centi, nelle epoche che interessa fissare con esattezza. L' anda- 

 mento generale della curva a puntini, verso quel tratto, fa 

 conoscere a colpo d' occhio fé questa lineetta elementare deve 

 essere una retta, o un frammento di curva. In lutti i casi, 

 anche in questa ipotesi, o non può nascere equivoco, o neces- 

 sariamente deve t!ssere,di ordine trascurabilissimo. 



Volendo ricavare le leggi complessive dei fenomeni dello 

 temperature terrestri da tre diversi strumenti, oltre all' incon- 

 veniente sopra specificalo, si va incontro a talune particolari 

 difficoltà insite all'uso e alla costruzione dei termometri a mas- 

 sima e minima, di una delle quali ( per la prima volta da me 

 segnalata in una nota inserita nel 3** volume pag. 549 dello 

 Zeitschrift della Società Meteorologica Austriajca) farò qui men- 

 zione. 



Dopo aver Ietto il massimo nel termometro! del sistema 

 INegretti, generalmente usato oggidì, inclinato lo strumento per 

 mettere a posto la colonnetta slaccata (ajutando. se occorre, que- 

 sta operazione con piccole scosse date alla montatura ) e rimesso 

 il termometro in posizione orizzontale, ho costantemente osser- 

 valo che il medesimo segna un grado alquanto più elevato di 

 quello contemporaneamente indicalo da un termometro ordi- 

 nario posto laterabnenie. Questa differenza in eccesso è molto 

 variabile In medio è da 7 a 8 decimi di grado, ma talvolta 

 arriva sino a due gradi. In inverno è generalmente maggiore 

 che nelle altre stagioni. Per pii^i unni ho l'abitudine di notare 

 nel registro delle osservazioni il grado in cui resta il termo- 

 metro a massimi, immediatamente dopo eseguite tutte le ope- 

 razioni anzidette, e l' eccesso di questo grado su quello contem- 

 poraneamente segnato da un termometro ordinario adjacenle, 

 lenendo conto delle correzioni {>artieolciri a ciascun termometro. 

 Da principio ho creduto, che questa circostanza era una spe- 

 cialità del termometro a massimi di cui faceva uso, ma ho 

 visto posteriormente che il fatto ripcievasi in altri termometri 

 a massima del sistema Negretti da me sperimentati. Il grado 

 cosianiemenle più allo (fatte le debile correzioni), segnalo dal 



