421 



des Sciences de Saint -P^tepsbourg^. 



43S 



eines Passageinstrumentes, welches zu den Zeitbe- 

 stimmungen gedient hatte. 



Die Inclinationsbestimmiingen sind mit einem In- 

 clinatorium gemacht, welches ich der Giite des ver- 

 storbenen Hijrrn Akademikers Kupffer verdanke uiid 

 das aus der Werkstiitte des Hrn. Mechanikers Krause 

 hervorgcgangen ist. Das Instrument gehOrt dem phy- 

 sikalischen Centralobservatorio und ist daselbst unter 

 N- 8 einregistrirt.. Der Durchmesser des Kreises bc- 

 tragt 250""",dicTheilungdesselben geht bis 10',niittelst 

 Lupeu konnten nocli 2 Minuten geschiitzt werden. Die 

 Inclinationcn sind im magnetischen Meridian genies- 

 sen, bei jeder Steliung des Kreises nnd in jeder Lagc 

 der Nadel, anfangs, in Torneo, bei 4 Aufhebungen, 

 spiiter, als sich die Einstellungen sehr genau erwiesen, 

 nur bei 2 Aufliebungen. Alle Beobachtungen sind niit 

 2 Nadeln ausgefuhrt wordcn, welche ich 8* und S'" 

 nenne, wie sie in der Wirklichkeit bezeichnet waren. 

 Die Nadeln gaben verschiedene Inclinationen und zvvar 



Nadel 8^ immer grossere als 8'; dabei war die Diffe- 

 renz nicht constant, sondern variirte mit dem Nei- 

 gungswinkel; in Torneo war sie 14', in St. Petersburg 

 nur 5'. Da ich keiner der Nadeln einen Vorzug vor 

 der andern geben kann, so habe ich fiir die wahre 

 Inclination das Mittel aus beiden Beobachtungen gc- 

 nommeu, und in der That kann das Mittel, wie ich 

 weiter sehr wahrscheinlich macho, von der Wahrheit 

 nur wenig abweichen. Zur Berechnung wurde die 

 Cotangentenformel angewandt, weil sich der Scliwer- 

 punkt beider Nadeln fast genau auf der zur magneti- 

 schen Axe der Nadeln senkrechten Linie befand. Die 



Form el ist 



cot?' 



cott 



1 



cot f 



2 



Incl 



und \ die bei 2 Lagen der Nadel gefunde 

 ationen bezeichnen einmal wenn der Schv 



punkt hoher, das and 

 Drehungsaxe liegt. 



efer 



Die Horizontalintensitaten sind, ausser in Tor 



absolut 



Die Schwingunfrszeiten be 



obachtete ich in einem kleinen Hansteen'schen Schwin- 

 gungsapparate bei Ablenkuugen von 15 bis 10 Gra- 

 den; die Reductionen 



auf unendlich kleine Bogen 



wurden in der Voraussetzung einer Abnahrae 



der 



Bogen in geometrischer Progression gemacht. Die 



Durchgange beobachtete ich an einem Chronometer 

 von Brokbanks, der 0,4 Secundcn schlug und dessen 



Schl 



auf die Halfte 



wurde. Eine 



Correction wegeu des Uhrganges konnte vernachlas- 

 sigt werden, da der tSgliche Ganj; des Chronometers 



Bei 



ehr als 2fo vom mittleren Tage abwich 



Messungen der Schwin 







dritte Durchgang der Nadel notirt und so die 30 

 sten Schwingungen beobachtet, dann eine Pai 



der j 



der 30 sten bis 100 sten Schw 



f wie fi 



gemacht und 



der je 3te Durchgang notirt; auf 



diese Weise erhielt ich 



Beob 



do die Dauer von 100 Sch 



o 



snadcl 



» r 



o 



D 



70 



mm 



lang, 7""" breit und 



mm 



dick. Die Torsion des Fadens ist vernachlilssigt , weil 

 4 Umdrehungen des Torsionskreises noch nicht eine 

 Ablenknug von 1° hervorbrachten. Das TrHgheitsmo- 

 ment der Nadel wurde mittclst eines Ringes mehrfach 



bestimmt, dessen Radien auf 0° reducirt 



und 14,02 

 Rinces betr 



fund 



20,4987 



mm 



G 



irden; das Gewicht des 

 Hieraus ersiebt sich das 



des Ringes in den angefiihrten Ein 



heiteu 32,003.10". 



Mittelst dieser Constanten wurde dann das T 



o 



it der Nadel durch Schwingungen dersel 

 d ohne Ring bestimmt, hierbei ergaben ! 



Versuchsreihen: 



34,391.10 

 404.10 

 401.10 

 407.10 



385.10' 



s 



5 



5 



S 



Im Mittel also 34,390.10' bei 15? C. und das 

 Tragheitsmoment auf 0° reducirt 34,3825.1 0^ Fur 

 die Ablenkungsversuche wurde auf das Gehause des 

 Declinatoriums eine Schiene unverruckbar aufge- 

 schraubt, auf welche der Schwingiingsmagnet in be- 

 stimmten Entfernungcn von der Decliuationsnadel 

 aufgelegt wurde. Der Schwingungsniagnet hatte zu 

 dem Zwccke in der Mitte cine Durchbohrung, die 

 Schiene auf jeder Seite zu 3 Locheru, in welche 

 durch den Magnet ein Schraubenstift gesteckt wurde. 



Die Abstande der Locher von der Mitte der Schiene 

 betrugen 249,43, 299,43 und 348,58""". Bei so grossen 



gegenseitigen Abstanden der 2 Nadeln konnten die 

 Ablenkungen nur gering sein und in der That waren 



dieselben von 4°5 



13 



} 



was hierdurch an Genauiff- 



b 



keit der Messung eingebusst wird, wird jedoch durch 



27* 



