428 NOTIZIE 
Apparecchi riscaldatori e raffreddatori pei preparati microscopici. — Sotto — 
il titolo Warm and Cold Stages il « Journal of the 
. (1887, p. 299- 
parecchi fin qui proposti per riscaldare o raffreddare il preparato mieroscopico 
durante l'osservazione. Ve ne sono ad aria calda, 
ed a riscaldamento per mezzo dell’ elettricità. 
Nel 1° fasc. del 1888 (febbraio), 
ad acqua calda, per conduzione 
lo stesso periodico descrive un apparecchio 
ad acqua calda, proposto da H. Dewrrz (Einfachen Apparat sur Erwärmung und i 
Abhühlung von Objecten unter dem Mikroskop. — Archiv. f. mikrosk. Anat. Bd ^3 
XXX, 1887, p. 666-8 Cfr. anche « Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie, Bd. V, 1888,. 
p. 59-60). Esso è assai sempliee di costruzione, 
non sul vetro porta-oggetti, e al di sotto del 
benché piccolo, ed un altro vetrino. 
Senza riprodurre la figura, del resto molto brutta, della memoria originale, 
possiamo dire in due parole di che si tratta, 
L’ apparecchio consiste di una scatola d’ 
metro di 8 cm. Metà della scatola ha 
metà, è alta soltanto 7 mm. Le due metà comunicano però liberamente fra loro. 
Nel coperchio della metà più alta sono due fori: uno, più grande, serve ad in- 
trodurre l’acqua, ed i pezzetti di ghiaccio quando si vuole raffreddare l’ appa- 
recechio invece di scaldarlo; pel foro più piccolo si introduce il termometro. La 
metà più bassa porta un solo foro circolare nel coperchio, ed un altro eguale, 
e verticalmente corrisponde 
nte al primo, nel fondo. Questi due fori sono chiusi 
da lastrine di vetro. Sulla lastrina superi 
cia del liquido: conservatore, 
serve ad illuminare ]' 
speriamo di farci intendere! 
ottone () in forma di disco, del dia- 
l altezza di 3 cm., mentre l'altra 
ore si mette il preparato, con una goc- 
recchio, l’ aequa interposta, e la lastrina superiore. 
L'acqua viene scaldata con una lampada a spirito, per mezzo di un tubo 
metallico saldato lateralmente presso il fondo della scatola, e coll’estremità libera 
aperta e rivolta all’ insù, perchè l’acqua non esca. 
: : X 
Camere a gas e camere umide. — 
R. M. S., 1888. pt. 2, april, pp. 287-91), 
troviamo descritte e figurate le prineipal 
^ d . i e 
1 forme di camere o cellule immaginat 
fino ad oggi per far ricerche microscopi 
che in atmosfere artificiali. 
ii X 
(1) Il « Journ. of the R. Micr. Soc. » dice di piombo (lead. ) (t). 
Royal Microscopical Society » - 2 
318) pubblicava una breve storia e descrizione dei principali ape — 
eir 
€ su di esso il vetrino copri-oggetti. La luce che | 
oggetto, passa attraverso la lastrina inferiore dello appa  . 
Nello stesso periodico (Journ. of M i 
sotto il titolo Gas and Moist Chambers, 1. 
ma non lo metteremmo tra i mi- 
gliori, perchè il preparato dev’ esser collocato direttamente sull’ apparecchio e 2 
preparato sta uno strato d’acqua, 
ILLI ER. ctae 
ENR 
