20 XXXVl. v. Novák a B. Macků: 



procházel proud silnější a hned na to proud intensity nepatrné. Tak 

 na př. při měření čís. 7. klesl odpor kontaktu ze 167000 íi při intensitě 

 proudu ?\ na hodnotu 3800 SI při téže intensitě proudu i-^ tím, že 

 kontaktem po krátkou dobu procházel silnější proud ig. Odpor kontaktu 

 z hodnoty 3800 stoupl, když zahřáté místo se ochladilo, zase na vy- 

 sokou hodnotu 133000 £i. Přeměna větší intensity proudu na menší 

 pěkně se ukazuje též v srovnání čísel 2120 ß při 4 a 3800 při í\. 

 Poněvadž při 1. méthode měření odporového bylo nesnadno měřiti 

 odpory malé, jsou ve 4. sloupci odpory kontaktu, jež nastaly před- 

 chozím zahřátím kontaktu proudem intensity i^ označeny („malý"). 

 Účinkem tepelným vysvětleny jsou veliké dočasné změny odporu ko- 

 hereru; vedle těchto změn vyskytují se však jiné poměrně malé, 

 ale trvalé, které by snad bylo možno přičísti účinku elektrolytickému. 



Tak na př. nehodí se při měření čís. 6. do průběhu závislosti 

 tlaku a odporu číslo 66200 .ß (při tlaku 118 mtu) jsouc menším, 

 podobné úchylky ukazují čísla 61100 a 55500 SÎ při měření čís. 8. 

 (při tlacích 7-4 a 12-5 mtn) a číslo 63200 SI (při tlaku 11-6 mm) při 

 měření čís. 9. 



4, Indukčním vlivem jiskry nastává v odporu kohereru zména 

 dvojí, dočasná a trvalá. Velikost změn dočasných, vlastně okamžitých, 

 posouditi se dá pouze z ballistických úchylek galvanometru, které 

 byly pozorovány a jež zvláště budou uvedeny, změny trvalé lze po- 

 souditi z 6. a 7. sloupce tabulky č. 2. Již měření č. 1 poukazuje 

 k tomu, že trvalá změna odporu tenké vrstvy jodidu mědičnatého 

 indukčním vlivem jiskry jeví se zmenšením odporu při tlaku malém 

 a zvětšením odporu při tlaku velkém. Podobné zmenšení odporu při 

 malém tlaku nastává též při větší intensitě proudu, jak ukazuje 

 měření čís. 8. a čís 3. Některá čísla měření čís. 9. se zdánlivě od- 

 chylují od pravidla hořejšího, jsou to čísla v závorkách [ ] uvedená. 

 Na těchto odporech se však koherer ustálil jen na krátkou chvilku, 

 že právě bylo možno odpor onen změřiti. 



Dočasná změna odporu kohereru, povstávající indukčním účinkem 

 elektrické jiskry jevila se téměř výhradně ballistickou úchylkou, tak 

 že jen z velikosti této úchylky mohla býti posuzována. Po této úchylce 

 ballistické kývala obyčejně magnetka galvanometru kolem jisté rovno- 

 vážné polohy, ustalujíc se s větší neb menší pravidelností na hodnotě 

 odpovídající původnímu odporu nebo odporu změněnému. V tabulce 

 čís. 2 jest uvedeno několik takových případů, kdy se odpor po 

 okamžité změně jiskrou spůsobené, ustaloval na hodnotě původní. 



