67 



Hilfe eines Zirkels die Bogen cc', bb', und aa' halbirt und die 

 Halbirungspunkte durch eine grade Linie verbunden, so stellt 

 diese die Mittagslinie OL vor. Zur Bestimmung derselben würde 

 die Halbirung eines Bogens und die Verbindung des Halbirungs- 

 punktes mit dem Mittelpunkt der Kreise genügen. Die Bezeichnung 

 und Halbirung mehrerer Bogen dient nur zur Controle. Je genauer 

 die Halbirungspunkte sämmtlicher Bogen in eine Linie fallen, desto 

 vollkommner ist die Mittagslinie bestimmt. Je weniger diese 

 Halbirungspunkte in eine Linie fallen, desto grösser ist der Fehler, 

 welcher entweder in der mangelhaften Halbirung oder schlechten 

 Bezeichnung der Endpunkte des Schattens, auch wohl in dem Um- 

 stände, dass der Mittelpunkt der Kreise und der Befestigungs- 

 punkt des Stiftes nicht zusammenfallen, oder dieser selbst nicht 

 lothrecht steht, seine Ursache haben kann. 



B. Bestimmung der Lufttemperatur. 



Hiezu dient das Thermometer. Die meisten dieser Instrumente, 

 welche im Handel vorkommen, sind ungenau und zu wissenschaft- 

 lichen Beobachtungen unbrauchbar. Bessere geprüfte Instrumente 

 im Preise von 5 bis 10 fl. können durch Vermittlung des natur- 

 wissenschaftlichen Vereines von der Central-Anstalt bezogen werden. 

 Instrumente dieser Art, welche noch in halbe Grade eingetheilt sind, 

 kann man auch in den grössern Städten Siebenbürgens erhalten. 

 Dieselben sind übrigens niemals ganz zuverlässig, es wird sich 

 deshalb empfehlen, sie mit geaichten Instrumenten zu vergleichen. 

 Die Verschickung der Thermometer durch die Post ist wo möglich 

 zu vermeiden, da sie oft verdorben werden. Man bezieht dieselben 

 am besten durch Privatgelegenheiten. 



Der Eispunkt neuer, selbst guter Instrumente rückt allmählig 

 höher. Desshalb muss jedes Instrument, während der ersten 6 Jahre, 

 jährlich geprüft werden. Diese Prüfung wird in frisch gefallenem 

 flockigen Schnee vorgenommen. Derselbe wird in einem unten durch- 

 löcherten Gefäss, aus welchem das Wasser abfliessen kann, in einen 

 5° bis 10° über 0° erwärmten Raum gebracht. Das Instrument wird 

 dann einige Grade über den Nullpunkt hineingestellt und von 10 

 zu 10 Minuten hinausgenommen. Merkt man, dass der Stand des 

 Quecksilbers unverändert bleibt, so muss nun die etwa vorhandene 

 Differenz genau bestimmt und in das Beobachtungsjournal einge- 

 tragen werden, indem man angibt, wie viele Zehntel Grade der 

 wirkliche Nullpunkt des Thermometers über oder unter den mar- 



